â4 



jenige, welcher durcli die direkten Fehlerbestimmungen 

 gewonnen wurde. Die erhaltenen Werte zeigt die zweite 

 Tabelle in Kapitel V. 



Die auf diesem Wege gewonnenen Werte von C schwan- 

 ken zwischen 0.3 und 0.5; dass sie kleiner sind als die 

 auf der anderen. Weise bestimmten Werte liegt nach 

 obigem auf der Hand. 



Die Messung der Wasserquanten, welche bei den Ver- 

 suchen am Baume jedesmal nachgefùlltwurden, diente zur 

 Kontrolle der Dichtigkeit der Verschlùsse. Dièse Wasser- 

 quanten sollen nâmlich stimmen mit den registrierten 

 Saugungen im betreffenden Kôlbchen; die geringste Undich- 

 tigkeit aussert sich sofort in einem aussergewôhnlich 

 grossen Wasserverlust des Kôlbchens. 



d. Der FeJiler hei verànderllcJien Saugungen. 



TT p 



Die C41eichung F = — -^ — x C gilt nur, so lange der 



Druck im Kôlbchen konstant ist. Wenn aber die Saugungen 

 nicht allzu stark sind und die Druckanderungen nicht 

 allzu rasch verlaufen, bleibt sie aucli bei veranderlichem 

 Drucke die Beziehung zwischen F und P mit hinreichender 

 Genauigkeit darstellen. Dièses zeigte sich bei der Bestim- 

 mung des Messfehlers: als ich die Saugungen an den 

 Stumpfenden allmahlich in einer halben Stunde von 45 

 bis 30 cm Quecksilber abnehmen liess und danach in 

 derselben Zeit wieder bis 45 cm anwachsen, zeigten die 

 registrierten Saugungen an den Aststiimpfen fast genau 

 den Verlauf der Ersteren; der Gipfel war nur sehr wenig 

 gerundet. Werden aber die Saugungen sehr stark so ist, 

 zumal wenn das Kôlbchen schon ziemlich viel Luft enthalt, 

 mit einer weiteren Zunahme der Saugung ein ausseror- 

 dentlich grosser Wassertransport verbunden, der entspre- 

 chend lange Zeitraume in Anspruch nimmt. Soll die 



