51 



sodann schob ieli ihn iibcr den Stumpf und zugleicli den 

 Verschluss so weit nach unten, dass der Gummischlauch 

 des Manometerkôlbchens frei kam ; diesen schnûrte ich mit 

 Kupferdraht um den Ast fest zu. Schliesslich fûllte ich 

 die Wasserdichtung und brachte sie in ihre définitive 

 hage, und hiermit war der Apparat fertig uni mit dem 

 Manometer in Verbindung gestellt zu werden. 



Die Aichiing der Manometer und die Bestimmung des 

 Wasserquantums welches sie pro cm Druckvermehrung 

 aufnahmen, geschah in folgender Weise. Die Kapillaren, 

 welche die Glaskolben i'iber den Stûmpfen mit dem Mano- 

 graphen verbinden sollten, wurden in genau derselben 

 Weise wie spiiter am Baume an eine Art Galgen aufge- 

 hiingt; oben war jede mit einer fast horizontal gestellten, 

 etvva \ cm weiten EOhre verbunden ; es befanden sich 

 also dièse Rôhren in den Hôhen der verschiedenen Àste 

 am Stamme, sodass die in Rechnung zu tragenden Wasser- 

 sâulen bei der Aichung und beim Versuche gleich hoch 

 waren. FJie Bourdonrôhren waren zuerst sehr sorgfaltig 

 mit distilliertem Wasser ausgespûlt worden und blieben 

 wlihrend des ganzen Versuches vollstandig mit Wasser 

 gefiillt,. ebenso die verbindenden Kapilhiren. Bei der 

 Aichung stand das Wasserniveau etwas unterhalb der Mitte 

 des schiefen Ansatzrohres. Dièse Ansatzrôhren aller vier 

 Manometer waren mittelst eines diinnen, relativ stark- 

 wandigen Gummischlauches verbunden mit vier Ansiitzcn 

 eines Glasrôhrchens; ein funfter Ansatz fuhrte nach einem 

 offenen Quecksilbermanometer. Ein sechster bot die Gele- 

 genheit, in allen Apparaten zugleich die Luft zu verdùnnen. 

 Es herrschte in dieser Weise derselbc Druck in den 

 horizontalcn Rohren, welche die Kolben am Baume reprii- 

 sentierten und im Quecksilbermanometer. Die Aichung 

 selbst wurde nun wie folgt ausgefûhrt: zuerst herrschte 



4*. 



