52 



an allen Stellen der Atmospharendruck; die Registrier- 

 federn wurden bei diesem Drucke auf gestellt, die 

 Trommel mit der Hand einen vollen Umgang gedreht. So 

 entstand die 0-linie. Dann wurden durch Aussaugen von 

 Luft mit dem Mimde nacheinanderUnterdrùcke(Saugungen) 

 von 2, à, Q, bis 44 cm Quecksilber hergestellt und jedes- 

 mal die Trommel um ein kleines Stùck mit der Hand 

 gedreht. In dieser Weise entstanden auf der Trommel 

 kurze horizontale Striche, die 2, 4., 6 u. s. w, bis 44 cm 

 Quecksilberdruck vorstellten; die betreffende Zahl wurde 

 jedesmal daneben geschrieben. Dann wurde von unten 

 nach oben, das heisst von 44 bis cm, dasselbe wieder- 

 holt; beide Strichserien stimmten genau mit einander 

 uberein, zum Beweise, dass die Reibung der Federn auf 

 dem Papier keinen merklichen Einfluss hatte. 



Wahrend der Unterdruck im Apparate von bis 44 cm 

 sank, trat aus den Bourdonrôhren natûrlich etwas Wasser 

 aus, dessen Volumen gemessen wurde. Dièses geschah, 

 indem die Niveau s des Wassers in den schiefen Rôhren 

 bei Atmospharendruck und boi 44 cm Unterdruck markiert 

 wurden ; nach dem Auseinandernehmen des Apparates 

 f illte ich dann das Horizontalrohr bis an die obère Marke 

 mit Wasser, liess dièses bis an- die untere Marke abfliessen 

 und wog das abgeflossene Wasser. Es zeigte sich, dass 

 die vier Bourdonrôhren aile gleich viel Wasser abgegeben 

 hatten und zwar 2,4 ce fiir 44 cm Druckunterschied. Dièse 

 Bestimmung ist natûrlich nur eine ziemlich rohe, doch 

 war sie fur den vorliegenden Zweck vullkommen ausreichend. 



Die erhaltenen Karven sind einer Diskussion nicht sofort 

 zuganglich, weil sie durch die Stellung der vier Federn 

 (Seite 20) in horizontalem Sinne gegen einander ver- 

 schoben sind. Ausserdem gehen die Skalen der einzelnen 

 Kurven nog ein wenig auseinander; es war demnach 



