'200 Mémoires de l'Académie Royale 

 la Lunette même. M, N, font des trous faits pour mettra 

 des vis qui arrêtent le Micromètre tout monté fur les règles 

 cjui portent la Lunette, il y en a de même de l'autre côté. 



Pourconnoître maintenant la valeur des parties du Micro- 

 mètre en degrés , minutes & fécondes de cercle , je mefurai 

 fur un terrein fort uni une diflance de 5 oo toifes, à une des 

 extrémités, je plaçai deux mires, dont les centres étoient 

 éloignés de 17 pieds 5 pouces & 5 lignes, qui eft la tan- 

 gente d'un arc de 20 minutes à cette diftance; & ayant placé 

 la Lunette à l'autre extrémité, je trouvai plufieurs fois l'in- 

 tervalle entre le centre des mires vues par la Lunette, de 

 1137 parties du Micromètre. De-là j'ai conclu que 1137, 

 parties du Micromètre répondoient à 20 minutes de cercle. 

 D'où il eft aifé de trouver le nombrt des parties qui répon- 

 dent à une minute, à une lêconde, &c. On doit faire une 

 fois pour toutes , une Table de ces parties , afin d'y avoir 

 recours dans toutes les obfçrvations que l'on fera dans la fuitç. 



§.3. De la Divifan de l'hiflrument. 



Dans les Quarts de Cercle ordinaires qui font montés fîir 

 un pied, & qu'on peut mouvoir verticalement & horilon- 

 talement par le moyen d'un genou, on peut marquer oi!i 

 l'on veut le premier point de la divifion, & la continuer 

 enfuite fur tout le limbe : car la divifion de tout le limbe 

 étant achevée, on peut par diverlês méthodes faire convenir 

 i'axe de la Lunette à cette divifion; mais dans un Inftrument 

 deftiné à être fixe, il eft important de marquer le premier 

 point de divifion qui eft celui de 90 degrés, en conféquence 

 &. dépendamment de la pofition de l'Inftrument fur {es fup- 

 ports, & dans le lieu même où l'on doit le fixer. Autrement 

 il arriveroit prefque toujours que le point de 9 o degrés ne 

 (è trouveroit pas dans une ligne à plomb avec le centre, & 

 dans ce cas toutes les hauteurs obfervées feroient plus ou 

 moins grandes que les véritables. Il eft vrai qu'on peut con- 

 noître cette différence qui eft égale pour tous les degrés, mais 

 pela même eft fujet à quelque erreur, & ii y en a d'ailleurs 



aflés 



