D T.^ ;.S iC I E N C E S. 205 



Lunette de 7 pieds, dont j'ai parlé, qu'une petite bougie 

 enfermée dans une lanterne commune de papier que je 

 déployé, à caufe du vent, & cela me réiiffit très -bien, 

 quoique le Verre que j'ai mis à l'ouverture latérale de la 

 Lunette foit très-commun & plein de bulles Se de points. 

 Quand on n'a plus affaire d'éclairer les filets, on rabat le 

 couvercle CM qui garantit le Verre, & feime entièrement 

 le côté de la Lunette; on fait en R un petit trou au carton, 

 par lequel on mire pour diriger la Lunette à l'objet qu'on 

 veut oblèrver. 



Pour arrêter la Lunette dans une fituation quelconque; 

 iorfque l'inftrument eft en place, j'ai fait faire une petite 

 machine repréfentée {Fig. 6.) AB t'iS. une pièce de fer 

 doublement coudée en C & en DE, en forie qu'il y ait 

 deux elpeces de retraites dans lelquelles le limbe de l'Inftru- 

 ment puifTe s'engager affés jufle. Le bout i^efl taraudé, & 

 reçoit une vis F de même pas que l'écrou , par le moyen 

 de laquelle on ferre la pièce A B contre le limbe , en forte 

 qu'elle foit invariable dans une fituation quelconque qu'on 

 lui donne. Il y a en G une poupée taraudée auffi, qui reçoit 

 une vis HK aflés longue, laquelle étant retenue dans fon 

 écrou en G, appuyé contre le coté PL de la règle de chan 

 de la Lunette qu'elle foûtient dans une même fituation. Sï 

 l'on veut élever ou abbaifîèr la Lunette, on tourne la vis 

 HK d'un feus ou d'un autre, & fi la vis eft à l'un ou l'autre 

 de {ts bouts dans l'écrou, on change de fituation la pièce 

 A B toute entière, & on l'arrête de nouveau dans cette fi* 

 tuation au moyen de la vis F. 



La Figure 7 repréfente le profil de cette machine. 



Article II, 

 De la Vérification de V Inflrument. 



Je fais confifter la vérification de i'Inftrument en 3 points. 

 ^ I ." Que les verres de la Lunette, & la Lunette elle-même 

 fbjent bien centrés. 



.C c ii| 



