DES Sciences. 221, 



l'on rencontre quelque mur, Sec. ou un pieu folidc avec une 

 mire, &c. Ce point fervira encore à remettre les filets dans 

 le même état, û ceux qui y font le dérangeoient, ou vcnoient 

 à le rompre dans la fuite. 



Mais parce que dans ce cas d'un repaire fixe à l'hori/ôn ; 

 on a à craindre les grandes variations des refra<5lions horilon- 

 tales, & que tous les Aftronomcs conviendront, je crois, 

 de la précifion avec laquelle on peut juger d'un cheveu à 

 plomb qui bat librement fur un point, j'ajouterai ici la ma- 

 nière que j'ai pratiquée au mien , auquel le centre n'efl pas 

 marqué fur la platine : Se cette manière me paroît d'autant 

 plus utile qu'il n'eft pas abfolument fort aifé de confèrver un 

 centre avec Ion aiguille aux Infiruments verticaux à Aihidade. 



J'ai attaché en un endroit P (Fig. i .) de l'Inflrument, 

 une double équerre de fer, avec des vis qui l'affujettiiïent à 

 une des barres de la carcafie, & à la règle de chan de cette 

 barre. Le bord de l'extrémité /aillante de cette double équerre 

 efl dans le plan du Limbe, j'y ai fulpendu un cheveu garni 

 de fon plomb, qui palTe par une petite rainure faite à cette 

 équerre. Ce cheveu ainfi fufpendu bat exadement fur le 

 point de 8 I ° du Limbe de mon Quart de Cercle. Par ce 

 moyen , je connoîtrai toujours la variation verticale de llnf- 

 trument : car fi l'Inltrument varie fur {ts fupports, cet aplomb 

 repréfenté ^zx PR(Fig. ij. & 16.) & celui qu'on ima- 

 gine pafTcr par le centre C de l'Inftrument, varieront auffi 

 par rapport au point A de la divifion que je fuppofe être 

 celui de 9 o degrés. Mais la variation de ces deux aplombs 

 ne fera pas la même, à caufe que le point P n'eft pas au 

 centre de la divifion , & comme il n'y a que celle de l'aplomb 

 PR qu'on puifle oblèrver, il en faut déduire celle de l'autre CA. 



Pour cela, l'Inftrument étant placé, de manière que CA 

 tombe fur 90°, & PR fur 81, par exemple, on connoît 

 l'angle ACR=: l'arc ARde^°. Mais dans le triangle CPR, 

 on connoit CR rayon de rinfl:ruraent, & CP diftance du 

 centre C au point de fufpenfion P, qu'on peut mefurer 

 avec toute la précifion poffible ; on connoît enfin l'angle 



Ee iij 



