222 Mémoires de l'Académie Royale 

 CRP-=.ACR, donc on connoîtra i'angle PCR, & par 

 conféqucnt PCA. 



Soit maintenant une autre fltuation de l'Inflrument, ré- 

 fultante d'une variation quelconque, en forte que l'aplomb 

 du point Ppafle par le point O du Limbe, dont on connoîtra 

 ia diftance au point A de po°. Sï dans cet état, on imagine 

 i'aplomb du centre C, il palTeroit par un point B quelconque, 

 & la variation de l'Inftrument feroit égale à l'arc A B. On 

 connoît i'angle /i ce? nr l'arc AO, étant cet angle de l'angle 

 ACP connu ci-devant, il reliera i'angle OCP. C'cit pour- 

 quoi dans ie triaiigle OCP, connoilîant Cp, CO, Si l'angle 

 compris PCO, on connoîtra i'angle POC; mais cet angle 

 eft égal à l'angle BCO, ou à l'arc BO, lequel étant compare 



à i'arc OA, leur différence AO BO, quand la diftance 



de i'aplomb PR au point A eft augmentée par la variation, 

 ou BO — AO, quand cette diftance eft diminuée, donnera 

 toujours i'arc A B que l'on clierche. 



Un tel Inftrument doit être à couvert, & placé de manière 

 qu'on y puiffe obferver des E'toiles qui palîeroient par ie 

 Zénith. C'eft une incommodité dans ceux de i'Obfèrvatoire, 

 où l'on ne peut, à caulè des Corniches qui ont 'une faillie 

 confidérable , pointer du dedans des Tours, qu'à plusieurs 

 degrés près du Zénith. 



On doit couvrir i'extrémité des mutules, & les écrous, 

 en les enveloppant avec quelque morceaux d'E'toffe, & du 

 papier par deftus, tant pour les garantir de la roiiille, que 

 pour empêcher qu'on n'y touche, & qu'on ne puifîè par-là 

 déranger i'Inftrument qui coûte tant de temps & de peines 

 à fixer d'une manière fatisfaifante. 





