i6i Mémoires de l'Académie Royale 

 Machine pneumatique nous montrent que les liqueurs conlèr- 

 vent d'autant moins d'Air, que le poids dont elles font char- 

 gées eft moins grand, Se nous montrent, en même temps, 

 une féconde manière dont la marche du Thermomètre peut 

 être re'tablie. Comme l'air, que nous iaiflbns dans la partie 

 fupérieure du Tube elt raréfié, il n'c(t pas en état de contenir 

 dans l'Efprit de Vin tout l'air qui y eft engagé, & à plus forte 

 rai/bn d'y faire rentrer tout celui qui s'en dégage; la marche de 

 nôtre Thermomètre fe rétablira donc le plus fouvent , parce 

 que l'Air qui s'eft échappé de la liqueur trouvera moyen de 

 s'élever au-deiïus de la lùrfice. On a ignoré jufqu'ici combien 

 il s'en peut dégager de ia forte, & fi avec le temps cette partie 

 du Tuyau que nous avons eu defiein de ne remplir que d'un 

 Air rare, ne le fera pas d'un Air de denfité approchante de 

 celle de l'Air de l'Atmofphere, Se par conféquent d'un Air 

 qui, dans les grandes chaleurs, pourra faire calîer les Boules. 



Il feroit donc important pour la lûreté des Thermomètres, 

 & pour nous ôter toute inquiétude fur la régularité de leurs 

 marches, de les mettre à l'abri des variations qui peuvent y 

 être introduites par i'Air qui s'en dégage. Il s'en préfentoit 

 un moyen auquel il étoit bien naturel d'avoir recours, c'eft 

 d'épuifer l'Efprit de Vin de cet Air qui produit tous les dé- 

 rangements. Refloit à fçavoir fi l'opération étoit praticable, 

 Se fi elle n'expoferoit pas à de nouveaux inconvénients. C'eft 

 précifément de quoi nous allons rendre compte, 5c ce qui 

 fait le principal objet de ce Mémoire. 



Nous connoiiîons trois différents moyens de dégager l'Air 

 des liqueurs où il ell incorporé, Se nous avons déjà dit quel- 

 que chofê de tous les trois, qui lont, i.° de diminuer la 

 preffion de l'Air extérieur, 2." de chauffer la liqueur, 3.° de 

 la refroidir. Les bulles, qui k voyent dans la glace, ont 

 appris l'efficacité de ce troifiénie moyen ; elle a été confirmée 

 par des oblcrvations que des Phylicicns attentifs ont fliites 

 fur les Thermomètres, pendant de très -grands froids; ils 

 ont apperçû alors de très -petites bulles, qui montoient de 

 la Boule dans le Tube, Se qui, arrivées à ia furface de ia 



