'472. Mémoires de l'Académie Royale 

 qu'on y veut laifler. Si même la longueur du Tuyau le per- 

 met, avant de le boucher, on fera monter l'E /prit de Vin au 

 terme où la chaleur de l'eau bouillante peut le conduire, ou 

 à peu-près. Nous expliquerons pourtant une autre manière 

 de marquei' ce ta-me , qui ne demande pas qu'on mette la 

 Boule du Thermomètre dans l'eau bouillante ; mais on eft 

 plus fur de la vérité de la détermination d'un point , quand 

 deux méthodes différentes donnent ce même point. 



C'eftune queftion, que nous n'examinons pas aeflueilement, 

 de fçavoir s'il vaut mieux laifler dans le Thermomètre de 

 l'air tel à peu-près que l'air ordinaire , ou s'il vaut mieux n'y 

 laifler qiie de l'air e^itrémement raréfié , tel qu' eft celui des 

 endroits que les Phyficiais appellent vuides. Je dirai (culcment 

 d'avance que dans l'un & dans l'autje parti il y a des incon- 

 vénients, qui font moindres à mon avis dans un état moyen; 

 de forte que j'incline à ne pas laifler l'air au Tuyau dans Ion 

 état ordinaii-e , & auifi de n'y pas laifler un air très-rarefié. 

 Un degré de raréfaction approchant de celui qu'il a dans la 

 plus grande chaleur de nos climats , me paroît le plus conve- 

 nable ; Se ce degré eft plus aife à fàifir à peu-près en faifânt 

 élever i'Efprit de Vin dans le Thermomètre au moyen de 

 l'eau chaude , & Icellaiu le bout de ce Thermomètre avec 

 nôtre compofition de cire fur laquelle on étendra enfuite , 

 fi l'on veut, un Vernis, qu'en le fcellant à la Lampe. Le feu! 

 inconvénient que je fçache à le fceller avec la compofition 

 jde cire , c'eft qu'il faut alors éviter de renverfcr le Thermo- 

 mètre, de crainte que l'Ecrit de Vin ne causât quelque alté- 

 ration au bouchon. On peut pourtant le fcellei- à la Lampe, 

 fans y renfermer un air très-rarefié, &cela fi on fe contente 

 d'abord d'allonger le bout du Tuyau en un fil creux , délié, 

 qu'on le laifle refroidir, & qu'on fcelle enfuite afîés brufque- 

 ment le bout de ce filet, ou de ce Tuyau capillaire. 



Enfin le bout du Tube du Thermomètre ayant été fcellé 

 de quelque façon que ce foit , il ne refte plus qu'à le mettre 

 fur la Planche graduée , & à l'y affujettir. Sa pofition exaéle 

 eft aifée à retrouver; ie fil qu'on a laiflé fiir le Tube, & qui 



marque 



