DES Sciences. 4^^ 



niefures de l'Elprit de Vin, tel que celui du premier. Si donc 

 dans le premier 1000 mefures de volume donnent 3 5 degrés 

 dans une certaine température d'air, 500 mefures, qui efl 

 ia quantité réelle de l'Elprit du lècond Thermomètre , ne 

 donneront que 17 degrés f ; ou fi l'on veut ajouter le demi- 

 degré, ou le degré, qui peut être furvenu aux 500 mefures 

 d'eau, la dilatation fera de i 8 ou i 8 degrés }; au lieu donc 

 que le nombre des degrés du premier, entre les termes de la 

 congélation & de la chaleur de l'eau boiiillante, eft au nombre 

 des degrés du fécond comme 35a 2 5, entre nos deux autres 

 termes il y fera comme 35318 ou à 18 t. 



Il fuit pourtant, même de ce que nous venons de dire; 

 que l'on pourra faire une forte de comparaifon des degrés 

 de deux Thermomètres remplis de différents Efprits de Vin 

 dont on connoît le rapport de dilatabilité, & que cette com- 

 paraifon s'éloignera peu de l'exaélitude , tant que les degrés 

 n'exprimeront pas un degré de chaleur d'air cxcefFive ; car 

 connoiffant les rapports de dilatabilité <ies deux Efprits de 

 Vin, on connoît aifément, par la règle donnée ci-deffus, la 

 quantité d'eau qui étant ajoutée au plus fort, le ramené à 

 l'état du plus foible, & on confidere l'effet du Thermomètre 

 rempli de l'Eljirit de Vin le plus foible , comme s'il étoit 

 feulement occupé par un volume d'Efprit de Vin le plus fort, 

 tel que fèroit ce volume, fi on eût retranché du volume total 

 l'eau qui y entre , comme on l'a fait dans l'exemple précédent. 

 Deux Obfêrvateurs, dans des Pays éloignés.ont à comparer leurs 

 obfervations faites fur deux Thermomètres qui ont chacuii 

 1000 mefures condenfées par la congélation; mais les 1000 

 mefures de l'un fe dilatent par l'eau bouillante de 87 degrés i, 

 & celles de l'autre feulement de 62 j. On fçait bientôt que 

 l'Efprit de Vin afîbibli, qui ne fe dilateroit que de 62 4-, ne 

 contient que 500 parties d'Efprit de Vin qui fur 400 fè 

 dilate de 3 5 ; que par conféquent en regardant comme nulle 

 la dilatation de l'eau qui y efl mêlée, les degrés de ce Ther- 

 momètre doivent être à ceux du Thermomètre de 1000 

 comme 500 efl àiooo, comme i à a , excepté ce qu'ori 



Qqq iij 



