D, £'6 Z S'C'm EE Ni € ms: 431 
.. Ce favant Obfervateur fe fert de trois thermomètres, un 
à Mercure vide d'air, ayant huit pouces dix lignes de marche 
de la congélation à l'eau bouillante: ce thermomètre porte 
deux échelles ; celle de M, de Reaumur, & celle de M. 
de l'Ile. Le fecond thermomètre dont M. Meffier fait ufage 
eft à efprit-de-vin, il contient 28 degrés + dans un pied, 
& porte les deux échelles de M." de Reaumur & Fahrenheit, 
Enfin, le troifième thermomètre eft auffi à efprit-de-vin, 
contenant 20 degrés i dans un pied, & portant les trois 
échelles de M. de Reaumur, de lIfle & Fahrenheit. M. 
Meñlier a réglé lui-même au mois d'Août 1763 le ther- 
momèêtre à mercure. 
Le baromètre dont M. Meffier à fait ufage jufqu’au mois 
d'Octobre 1766, avoit été conftruit avec foin ; cependant 
il en conftruifit un autre, & par la comparaifon quil fit de 
ce dernier avec le premier, il reconnut que dans fon nouveau 
baromètre le mercure fe foutenoit à 13 ou 14 centièmes 
plus haut que dans le premier. Au refle, cette différence 
entre ces deux baromètres peut très-bien être indépendante 
dé manipulations qu'on a fuivie dans leur conftruétion. Du 
mercure plus ou moins parfait, plus ou moins purgé d'air, des 
verres de tubes de nature difiérente, tout cela à pu influer 
beaucoup fur cette petite différence que M. Meffier a remarqué 
entre fes deux baromètres; ajoutez à cela que quelque foin 
u'on ait pris à bien purger d’air un baromètre, il eft de fait 
qu'à la longue le peu d'air qui eft reflé dans le mercure, & 
qui n'a pu s'en dégager, fe développe dans la partie vide du 
tube, & empêche le mercure de s'élever autant qu'il faifoit 
auparavant: voilà ce qui oblige de les faire rebouillir de temps 
en temps. M. Meflier appliqua à fon nouveau baromètre 
une divifion de nonius, qui donne les centièmes de pouce 
& les douzièmes de ligne. IL a reconnu qu'au Collége royal, 
où ül a fait la plus grande partie de fes Oblervations, le 
mercure fe foutient une ligne trois dixièmes plus bas que fur 
le bord de la Seine, au pont de la Tournelle. 
M. Meflier ne s'eft pas fervi d'anémomètre pour faire les 
Defcription 
des 
Inftrumens, 
