536 MÉMOIRE 
fait dans ce bocal , non plus que dans l’autre, j'ai été obligé 
de réformer depuis quelque chofe à mon appareil. J'ai pris 
le parti de faire ufer fur du grais , les bords de tous les bo- 
Thermomètre 
avec Pair fixe 
& l’alkali végé- 
tal, 
caux dont je me fuis fervi, pour que la juxt -appoñrion für 
parfaite , avec les couvercles, que j'ai fait faire avec des glaces 
aflez épaifles pour réfifter au poids de l'air, & que j'ai lutté 
avec deux parties de cire, & une de térébenthine ( 1 ). J'ai ré- 
pété de cette manière l'épreuve du Baromètre tronqué, qui 
a parfaitement réuffi, & où le mercure eft defcendu jufqu'à 22 
lignes de fon niveau. 
J'ai mis aufli un Thermomètre dans un vafe cylindrique; 
rempli d'air fixe , & où il y avoit deux onces d’alkali, pour 
connoître le degré de chaleur caufé par la combinaïfon de 
(x) J'ai manqué plufeurs fois cette Expérience, malgré toutes ces pré- 
caution. Il eft aifé de fentir les dificultés dont elle eft fufceptible. Le vide 
ne fe fait point aufhi promptement ici, que dans la Machine Pneumatique, où 
l'équilibre eft fufffamment rompu, dès le premier coup ée pifton, pour que 
la prefion de l'air extérieur attache le récipient, au lieu que, dans l'Expé- 
rience dont il s’agit, s’il y a le plus léger défaut d'adhérence entre le bord 
du vafe ou le couvercle, & la cire, l'air rentre par cette ouverture, avant 
d’avoir formé fur le couvercle, une preflion fufifante, pour caufer, en écra- 
fant la cire, une clôture abfolue. Pour fe procurer cette cloture, il faut com- 
mencer par bien chauffer le couvercle, & le bord du vafe, puis frotter ces 
deux parties avec le lut de cire, en obfervant de ne pas frotrer feulement 
les bords du vaiffeau, mais même quatre ou cinq lignes plus bas en-dehors 
& en-dedans ; il faut enfuite pofer le cordon de cire fur le bord du vale, 
en l’appuyant bien, de manière que le bord y foic exaétement renfermé , juf- 
ques à trois ou quatre lignes au-deflous. Le vaifleau ne doit fur-tout refter 
plongé dans l’air fixe qu'un inftant, de peur qu’une légère humidité n’em- 
pêche l’exaéte adhérence du couvercle, & il faut cependant defcendre per- 
pendiculairement, fur le vaiffeau, pendant qu'il eft dans l’air fixe, le cou-« 
vercle auquel le petit Baromètre doit être attaché par un fil. On prefle 
alors avec les pouces, des deux côtés, fur ce couvercle, & on achève en- 
fuite de l’appuyer fur la cire, quand il eft hors de la cuve. Enfin, & pour 
dernière précaution, il faut bien obferver, en faifant promener fur les parois 
du bocal, la liqueur qui eft dans le fond, qu’elle ne touche pas la cire, 
fur-tout dans les premières heures. 11 m'eft fouvent arrivé de ne pouvoir 
obtenir le vide, pour avoir manqué cette feule précaution. Quelque court 
que foit le moment où le vafe eit refté dans l'air fixe, fi le couvercle n’étoit 
pas chaud, la vapeur fixe qui s’y attache, permet enfuite à l’eau d'y péné- 
trer avec la plus grande facilité. 
ces deux 
