DES LIQUIDES. 2 75 



PREMIÈRE PARTIE. 



DESCRIPTION DE l'aPPAREIL DE COMPRESSION. 



La mesure de la compressibilité d'un liquide ne peut être obtenue 

 que par deux observations différentes , qui doivent être faites siniul-' 

 tanement; par l'une de ces observations on détermine quel est 

 1 accroissement de pression que l'on fait supporter au liquide, et 

 par l'autre on mesure la diminution de volume produite par cet 

 excès de pression. 



Les appareils employés pour ces mesures se composent par 

 conséquent de deux instruments principaux : l'un de ces instru- 

 ments, destiné à mesurer la pression, sera appelé le manomètre 

 et lautre, servant à indiquer la variation du volume liquide, sera 

 appelé Icpiézomètre. 



C'est de la bonne disposition de ces deux instruments que dépend 

 {exactitude des résultats observés; et comme ces mesures portent 

 sur des variations de volume excessivement petites, comme elles 

 peuvent être influencées par des 'causes d'erreur très-puissantes 

 la construction des appareils et l'emploi de ces instruments exigent 

 des précautions nombreuses et une précision extrême. 



Nous allons ^décrire les procédés qui nous ont servi pour la 

 construction et la graduation de notre appareil de compression 

 et la méthode d'expérience que nous avons adoptée dans l'emploi 

 de cet appareil. ^ 



DESCRIPTION DU PIÉZOMÈTRE. 



Le liquide dont on veut mesurer la compression est renfermé 



35' 



