280 COMPRESSION 



pression au liquide du piczomètre à travers le tube yS, et l'on 

 observait avec une petite lunette les mouvements du sommet de 

 la colonne liquide le long de l'échelle un. 



L'expérience terminée, on observait de nouveau la longueur 

 de la colonne du piézomètre et l'indication du thermomètre tt; si 

 ces deux indications n'avaient pas changé, on était certain que la 

 température du piézomètie n'avait pas varié pendant la durée de 

 l'expérience. 



Pour des mesures prises à des températures plus élevées nous 

 avons logé le vase cubique dans une seconde enveloppe plus 

 grande, et l'espace intermédiaire a été rempli d'une poussière peu 

 conductrice; on échauffait peu à peu l'eau de la caisse M, et on 

 saisissait pour l'expérience l'instant où la température de l'eau de ce 

 vase atteignait un maximum. ijfjiiso 



Outre les variations de températiire, trois autres causes d'erreur 

 pourraient encore influer sur les indications du piézomètre , savoir : 

 l'adhérence d'une portion du liquide aux parois du tube capillaire, 

 la diminution de pression due au frottement de la colonne liquide 

 dans ce tube , enfin les petites quantités d'air adhérentes aux parois 

 intérieures du piézomètre. 



On remédie aux deux premières causes en faisant deux séries 

 d'expériences , l'iuic pour des pressions croissantes et la seconde 

 pour des pressions décroissantes; on évite presque complètement 

 l'influence de la dernière cause , soit en faisant bouillir à l'avance 

 le liquide du piézomètre, soit en employant des pressions très- 

 puissantes. 



DESCRIPTION DU MANOMÈTRE. 



La partie de l'appareil destinée à mesurer l'intensité de la 

 pression doit être aussi construite avec soin, et ses indications 

 doivent être mises à l'abri des variations de température et des 

 influences diverses qui tendent à les altérer. La construction 

 d'iui bon manomètre n'est point une chose facile, surtout lorsque 



