DES LiaUlDES. 2 89 



mètre pour y introduire une nouvelle goutte de liquide et recom- 

 mencer la même opération. 



Dans quelques-uns des piézomètres que nous avons employés 

 la colonne capillaire s'allongeait de près de 2 00 millimètres pour 

 un réchauffement d'un degré centigrade; on peut comprendre 

 d'après cela combien était difficile l'appréciation dont nous venons 

 de parler. 



COMPUESSIBILITÉ DU MERCURE À 0°. 



La compressibilité de ce liquide a été observée par Canton, qui 

 Tavait jugée égale à 3o4 cent millionièmes pour G",? 6 de mercure. 

 Nous avons fait remarquer que ce physicien avait oubhé de tenir 

 compte de l'influence de la contraction de l'enveloppe, et que ses 

 expériences n'ont pas été étendues au delà de trois atmosphères 

 de pression ; aussi ce nombre , qu'il a donné dans les Transactions 

 philosophiques , ne pouvait être adopté que comme une mesure 

 approximative. 



Nos expériences sur le mercure ont été faites avec tout le soin 

 qu'exigeait la petitesse des quantités qu'il fallait mesurer, et nous 

 avons poussé nos mesures pour ce liquide jusqu'à 3 atmosphères. 

 La caisse M était remplie de glace fondante, qui entourait com- 

 plètement l'extrémité A du cylindre et le maintenait à un degré 

 fixe de température, ainsi que le réservoir du piézomètre qui y 

 était contenu. 



La fixité de la température est une condition encore plus essen- 

 tielle pour ce liquide que pour tout^ autre; si elle variait d'un cin- 

 quantième de degré, il en résulterait un changement de volume 

 plus grand que celui que pourrait produire la pression d'une 

 atmosphère. Les quatres séries que contiennent les deux tableaux 

 suivants indiquent, par la constance des indications, que la tem- 

 pérature du piézomètre était parfaitement stable. 



5- 37 



