8 HiIsTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE 
égale à l'élévation du mercure. Afin donc que dans des 
tuyaux de différente groffeur le mercure élevé vienne au 
même point , il faut que dans le plus grand tuyau , par 
exemple , la nouvelle place qu'occupe le mercure foic 
égale à une plus grande augmentation du volume d’air en- 
fermé dans la boule , & par conféquent que ce volume 
foit plus grand , c’eft-à-dire en un mot, que les boules & 
les tuyaux des deux Thermométres foient dans les mêmes 
proportions. 
Comme l’on objeétoit dans | Affemblée à M. Amontons 
que cette égalité de proportion ne devoit pas être facile 
à exécuter en boules & en tuyaux de verre , il répondit 
que les Emailleurs ont toujours un très-grand nombre de 
boules & de tuyaux féparés, & qu’ils ajuftent enfuite, com- 
me bon leur femble , telle boule avec tel tuyau; que quand 
on auroit une fois choifi une proportion, & la boule &le 
tuyau qui la garderoient entr'eux, il n’y avoit qu'a mefurer 
leur capacité avec du mercure, prendre enfuite une boule 
au hazard, mefurer avec du mercure fa capacité, trouver 
par une régle de trois la capacité du tuyau qui feroit dans 
la proportion requife, & enfin choilir entre tous les autres 
le tuyau qui auroit cette capacité. M. Amontons a donné 
autrefois cette méthode au fieur Hubin, pour faire à coup 
für des Thermométres femblables & proportionnels à un 
premier que l’on auroit reconnu pour bon. 
Il y a encore d’autres obfervations à faire fur la conftru- 
€tion du nouveau Thermométre, Nous avons fuppofé , par 
exemple, dans tout ce difcours pour une plus grande faci- 
lité , le poids de l'Atmofphére toujours égal à 28 pouces de 
mercure ; cependant il eft bien für qu'il varie toujours, & 
il faut avoir égard à cette variation. Îlen faut avoir aulli au 
chaud ou au froid qu'il fait dans le tems de la conftru- 
étion , & ce qu'il y auroit de plus commode, feroir de faire 
ce Thermométre dans un tems qui fût tempéré , & où, s’il 
étoit poffible , le Barométre füt aufli à 28 pouces. 
SUR 
