DES SCIENCES. 157 
l'inverfe de cette même régle , fi des maffes égales d’air 
chargées inégalement ont la liberté de s'étendre , elles oc- 
cuperont à la vérité des efpaces proportionnés aux poids 
dont elles font chargées ; mais ne pouvant s'étendre, elles 
doivent néceffairement acquérir des forces de reffort pro- 
portionnées à ces mêmes poids. 
Après avoir reconnu ces vérités, J'ai tenté d'en faire l’ap- 
plication ; & j'ai cru pouvoir avantageufement m'en fervir 
à perfectionner ces Inftrumens qui fervent à mefurer les 
degrés de chaleur , & qu'on nomme pour cette raifon 
Thermométres. ï 
Peu de perfonnes ignorent que les premiers Thermo- 
métres qu’on a voulu faire avec l'air agifloient non-feule- 
ment par le froid & par la chaleur de l'air extérieur , mais 
encore par fon plus ou moins de pefanteur , & que le mou- 
vement de ces l'hermométres caufé par le poids de l'air, 
étoit pour le moins aufli fenfible que celui qui étoit caufé 
par la chaleur ; ce qui en rendoit les obfervations peu cer- 
taines , & par conféquent inutiles. Il eft bien vrai qu’on a 
inventé depuis les Thermométres à efprit-de-vin fcélés 
hermériquement , qui ne paroiffent agir que par les chan- 
gemens qui arrivent à l'air quant au froid ou quant au 
chaud : mais outre que l'efprit-de-vin ne reçoit pas l’im- 
preflion aufli promptement que l'air, & que les groffes 
Jmafles la reçoivent plus lentement que celles qui le font 
moins, il eft d’ailleurs prefqu'impoflible que leurs tuyaux 
foient égaux d'un bout à l'autre ; ce qui fait qu'une même 
quantité de liqueur , qui n’occupoit vers le bas que l’éten- 
due par exemple de 40 parties de leur graduation , étant 
pouflée vers le haut en occupera quelquefois 4$ à so, plus 
ou moins. D'où vient que fi ces Thermométres étoient ré- 
glés feulement fur le plus grand chaud & fur le plus grand 
froid d’un climat , les temperés de ces T hermoméitres fe 
trouveroient tous différens les uns des autres, quoiqu’en 
effet ils duffent être véritablement les mêmes. Mais bien 
plus, fuppofons, ce qui neft pas, que ces Thermométres 
n'aient aucun des défauts que nous venons de reinarquer; 
Vi 
