782 NOTE. 
Vérification des flexions des dynamomètres. 
ACCROISSEMENS DE FLEXION. 
suspendus 
AU DYNAMOMÈTRE. 1er dynamomètre. 2e dynamomètre. 
Accroissement moyen de flexion 
pour 1 kil. 0",000303, 07,00028. 
Les différences observées dans les flexions sont assez faibles pour qu’il soit 
permis de les attribuer, avec toute probabilité, à la difficulté même de les 
mesurer. J’employais à cet usage une mesure à coulisses que j’introduisais 
entre les lames et qui me donnait, à l’aide d’un vernier, les cinquièmes 
de millimètres; mais les quatres angles, par lesquels j'introduisais successi- 
vement les branches de la mesure , n'étaient pas également écartés, par suite 
du gauchissement inévitable des lames, et je ne pouvais être sûr de la me- 
sure prise qu’à un cinquième au plus de millimètre près. C’est pour arriver 
à une valeur moyenne suffisamment exacte que j'ai taré le ressort de 10 
en 10 kilogrammes. 
