DES Sciences. kJp 



une quantité égale à la partie de la parallèle 27 comprife en- 

 tre les lignes jo^^ôc <;6 A , S>l ainfi des autres. 



Pour ce qui eft du Baromètre fimple , comme toute l'é- 

 tendue de la marche eft bornée en un trop petit efpace 

 f)our qu'une échelle femblable à la précédente put fervir uti- 

 ement à faire la correttion nécefTaire , on peut fe fervir de 

 la Table fuivante , qui marque de combien une colonne de 

 mercure de 28 pouces 7 lignes s'allongeroit ou diminueroit 

 à tous les degrés de chaleur indiqués par mon Thermo- 

 mètre. 



Cette augmentation ou diminution efl: exprimée dans 

 cette Table par des j^j de ligne. Ainli, par exemple, vis- 

 à-vis 7 ; pouces 5" ligne on trouve «S'y , ce qui veut dire que 

 dans le temps que mes Thermomètres marquent j j pouces 

 $ lignes , il faut diminuer la hauteur du mercure du Ba- 

 romètre fimple d'une quantité égale, à 2 lignes j^ de ligne. 



Il eft encore bon d'avertir ici que quoique 28 pouces 

 p lignes ne foient pas la hauteur moyenne du Baromètre 

 fimple , cette hauteur étant le plus ordinairement de 27 

 pouces 5 lignes; on peut néantmoinsfe fervir utilement de 

 cette Table, fans craindre de tomber dans aucune erreuc 

 fenfible. 



TABLE DES HAUTEURS DE MERCURE 



qu^ il faut ajouter ou oter de celle du Baromètre fimple , fui~ 

 vant les différens degrés de chaleur indiqués par mon Ther- 

 mometre. 



Degrés du Thermomètre. Hauteurs à corriger. 



ajoutez II 31" de ligne. 



1 1 



. 10 



9 



8 ou i de ligne. 



7 

 6 



5 



4 



