436 MemOiKes de l'AcadeMie Rotale 



vant l'expérience de M. Amontons ; enforte qu'il fembloi't 

 qu'on ne pouvoir rien fouliaiter de plus parfait fur cette 

 matière. Cependant M. Nuguet vient d'en publier un au- 

 tre cette année, qu'il prétend bien meilleur que tout ce qui 

 paru jufqu àpréfent, comme on le peut voir parle titre 

 qu'il y a mis , que voicy. 



Nouvelle découverte iim Thermomètre cherché depuis long- 

 tems fur Mefjieurs de l'Académie Royale des Sciences , exemt 

 des défauts des autres Thermomètres , contenant tous les avan- 

 tages qui ne fe trouvent ejueféparément ô" far parties dans ceux 

 dont on s'ejl fervi jufqu a prefent. 



Je ne doute point que M. Nuguet n'ait crû par ce titre 

 faire beaucoup valoir fon Thermomètre dans i'efprit du 

 public 5 mais il ne devoit pas pour cela y citer l'Académie, 

 n'ayant vu en aucun endroit qu'elle ait jamais cherché un 

 Thermomètre tel qu'il le propofe, à moins que ce nefoit 

 à caufe que M. Amontons , environ i 2 ans avant que d'ê- 

 tre de l'Académie , en avoit voulu faire un qui étoit à peu 

 près femblablc à celui qu'il a faiti mais ayant reconnu 

 qu'il feroit défeftueux &:bien plus difficile à conftruire 

 que celui de Florence, il l'abandonna. Je ne crois pas que 

 ce que je viens de rapporter foit valable pour autorifer M. 

 Nuguet à citer l'Académie qui n'cfl: point garante des 

 fautes que peuvent faire ceux qui en font, & à plus forte 

 raifon de celles qu'ils ont pu faire quand ils n'en étoienc 

 pas encore. PaflTons à l'examen de fon Thermomètre, & 

 voïons s'il répond au titre qu'il porte. 



Ce Thermomètre cft allez fcmblable au Baromètre de 

 M. Hugens. Il cft compofé d'une boule de verre fcele'e 

 hermétiquement & pleine d'air condenfé par le «froid de 

 l'eau à la glace , & de 4 tubes cylindriques fondés &: joints 

 les uns aux autres, & qui tous enfemble n'en font qu'un 

 feul recourbé dont la courbure eft cnbas. On emplit ce 

 tuyau comme le Baromètre double , avec des précautions 

 cependant dont nous parlerons dans la fuite ; ce qui fait 

 quel'efpace depuis le haut de ce tuyau jufqucsvers le mi- 

 lieu du premier tube eft vuide d'air greffier, &qu'enfuitc 



