DES Sciences. 459 



tcur dit qu'il faut apporter pour remplir fon Therrnc- 

 nictre. 



Avant que de fceler l'extrémité de la boule, il f^ur avoir 

 foin que l'cfpritde vinconteiiudans le tube qui cft joint 

 à la boule , répond par fa partie fuperieurc au ucgié de la 

 graduation du Thc^rmometre ordinaire qui exprime exac- 

 tement le froid de l'eau à la glace dans laquelle ils font 

 plongés, &c parce qu'il proportionne tellement la quan ri- 

 té de l'eau & la quantité de glace dont il fe fert , que le 

 froid qui provient du mélange de ces deux chofes , eftfuf- 

 fifant pour faire defcendre la liqueur du Thermomètre 

 ordinaire au 3 3^ degré de fa graduation : il introduit de 

 la liqueut dans ce tube jufqu'à ce que fon extrémité Supé- 

 rieure réponde à un point qui marque le 33e degré de la 

 graduation de fon Thermomètre. 



Il eft évident que par cette manière de remplir fes Ther- 

 momètres, ilaura toujours bcfoin de celuy de Florence, 

 & qu'il ne les rendra pas univerfels , puifqu'il n'y aura que 

 ceux qui auront été faits fur un même Thermomètre or- 

 dinaire qu'on pourra comparer , fuppofé que dans toutes 

 les autres parties ils puilfent être e'gaux , n'étant pas per- 

 fuadé que le 3 3e degré de ceux dont on fe fert ordinaire- 

 ment, exprime le même degré de froid , parce que ce 33* 

 degré n'eftpoint déterminé par^jnemême caufe par tou- 

 te la terre comme celui qui efb marqué par la chaleur de 

 l'eau boiiillanre. Ce font en général des difficultés qui 

 m'ont paru dans la conftruélion du Thermomètre de M. 

 Nuguet 3 il ne me refte plus qu'à donner la comparaifon 

 que j'en ai faite avec celui de Florence dont nous nous fer- 

 vonsil y a très long-temps. 



, Lé z s Juin de cette année 170^3 2 heures & '- après 

 midy , le ciel étant ferein, j'expofaiaufoleildansunlieu 

 où il ne faifoit point de vent , ce dernier Thermomètre 

 ic celui dont nous nous fervons que mon Père fit f ire 

 par M. Hubin il y a plus de 30 ans, dont la boule a i 

 pouce II lignes de diamètre , &le tuyau a 3 pieds 9 pou- 

 ces de long fur une ligne à peu près de diamètre inte- 



