i. Histoire DE l'Académie RorAtE 

 ne pouvant être prile que félon une ligne verticale , dés 

 que le Baromètre cft incliné , la hauteur de la colonne 

 de Mercure diminue , l'e'quilibre cft rompu , & il ne peut 

 fe rétablir, à moins que le poids de l'Atmofphcre > alors 

 fuperieur , prelîant la colonne de Mercure ne la repoufle 

 en cnhaut , &c ne l'allonge jufqu'à ce qu'elle ait la même 

 hauteur verticale qu'auparavant. Mais comme un Pendule 

 tiré de fon point de repos , & remis en liberté d'y retour- 

 ner, y pafle & y rcpalFe un grand nombre, de fois avant 

 que de s'y arrêter entièrement , de même , & par la même 

 raifon , la colonne de Mercure repoullée en eilhaut avec 

 impetuofité par le poids de l'Atmofphére , ne fe remet 

 à la hauteur ncccflaire pour l'équilibre qu'après avoir mon- 

 té bien des fois au deflus , & ctie rcdcfcendûe autant de 

 fois au dcflous , en un mot après plulieurs vibrations, qui 

 font d'autant plus grandes & plus fenlibles que le Mercu- 

 re ell un corps plus pefant , & plus capable de conferver 

 long-temps un mouvement qu'il a reçu. Or un Vaifl'eau 

 fur Mer étant dans un balancement continuel, lors même 

 qu'il eft le moins agité, il eft clair qu'un Baromettre n'y peut 

 jamais avoir le repos neceil'aire pour fes fondions. 



C'eft-là ce qui a obligé M. Amontons à chercher la con- 

 ftrudion d'un Baromettre , qui ne fut point fujet à cet in- 

 convénient, & qui pût fervir fur Mer. Il en a imaginé un 

 fort iimple. Ce n'eft qu'un tuyau recourbé , dont une 

 branche efl fort longue par rapport à l'autre , qui fe ter- 

 mine en une allez grofl'e boule. La longue branche , tou- 

 jours ouverte par le haut, cft pleine en partie de quelque 

 liqueur , qui ne va de l'autre côté que jufqu'à l'entrée de 

 la boule , où il n'y a que de l'air enferme. Si l'air ex- 

 térieur eft plus pefant que celui de la boule , la liqueur 

 baifle dans la longue branche , fî c'eft le contraire , elle 

 haulTe. Comme ce Baromettre n'agit que parla différence 

 de l'air extérieur & de celui de la boule , & non par la 

 hauteur d'une colonne , il eft clair que les caufes ,qui ren- 

 dent inutile le Baromettre commun , dés qu'il a le moin- 

 dre mouvement , n'ont point ici de lic\i> 



