DESSCIENCES. ^ 



l>aifle,comme dans le Baromètre de M. Huguens , il entre 

 dans le petittuyau de nouvelle Huile de Tartre , & par 

 confequent cette liqueur y monte , &c une quantité égale 

 d'Huile de Pétrole entre dans la troifiéme boëte. C'eft le 

 mouvement feul de l'Huile de Tartre dans le petit tuyau, 

 qui marque les variations de ce Baromètre ; elle fe diftin- 

 guera par fa couleur. 



La conftruftion fait voir que quelque variation qui ar- 

 rive le petit tuyau fera toujours plein de l'une ou de l'autre 

 liqueur , ou de toutes les deux ; &: que de plus , autant qu'il 

 manquera d'Huile de Tartre à la féconde boëte pour la 

 remplir , autant il y aura d'Huile de Pétrole dans la troi- 

 fiéme , puifque ces deux boëtes font égales en tout , Sc 

 •c'eft-là pourquoi elles le font. Par confequent il y aura 

 dans toutes les variations différentes une même hauteur 

 de liqueur qui pefera fur le Mercure de la féconde boëte, 

 ou une colonne toujours également haute &: pefante , 

 puifque les deux liqueurs font fenfiblement du même 

 poids. Voilà en quoi conlifte toute la finefTe du nouveau 

 Baromètre , voilà ce qui lui donne une fenfibilité infinie, 

 du moins dans la fpeculation , & beaucoup plus grande 

 <lans la pratique que celle du Baromètre de M. Huguens. 



Nous avons dit que dans l'ancien Baromètre plus la li- 

 queur monte , plus elle repoufle en embas le Mercure de 

 la boëte inférieure , parce qu'elle le prefTe par le poids d'u- 

 ne plus haute colonne. Elle ne peut le faire defcendrc 

 fans redefcendre elle-même, de forte qu'elle redefcen- 

 droit infinimentpar cette caufe , fi en vertu de la propor- 

 tion des boëtes &: du petit tuyau elle étoit montée infini- 

 ment. Mais la caufe qui la fait redefcendre n'a point de 

 lieu dans le Baromètre de M. de la Hire , puifque le Mer- 

 cure de la féconde boëte y eft toujours preffé par une co- 

 lonne de liqueur également haute & pefante , & par con- 

 fequent rien n'empêche plus que la proportion des boëtes 

 & du petit tuyau ne rende ce Baromètre d'une fenfibilité 

 infinie. 



Le calcul géométrique de cette fenfibilité eft parfaite- 

 1708. ^ 



