DESSciENCES. Kîj 



trudion de ce Baromètre eft fort facile pour lui faire faire 

 tel effet qu'on voudra: Par exemple, fi l'on veut que le 

 tuyau CD ait fon diamètre intérieur de i ligne,ce qui fuffic 

 à caufe que ce petit tuyau fera toujours plein de liqueur, 

 mais ce n'eft pas de même quand il y a de l'air fur la li- 

 queur , on aura pour fon quarré i , ce qui doit être égal 

 dans le raport trouvé ci-devant ,a.dd;&c par confequent 

 ±=:=zdd. Et fi l'on veut que ce Baromètre montre les 

 changemens de l'atraofphere 40 fois plus fenfiblemenc 

 que le mercure ne les montreroit par fes différentes hau- 

 teurs vraies , & non-pas apparentes comme dans le Baro- 

 mètre fimple où il faut faire une correûion , on multi- 

 pliera z par 40 , ce qui donne 80 pour le terme aa , dont 

 la racine quarrée eft 5» lignes un peu moins =a , qui doit 

 ctre le diamètre des boëtes ABK , car on a 40 : i -.laa : 

 zdd ou. 2. feulement. Mais alors il faudra que la hauteur 

 du tuyau CD foit de 80 pouces , afin que la liqueur infé- 

 rieure du tuyau y ait un mouvement qui réponde à z pou- 

 ces de mercure pour le changement de hauteur de l'at- 

 mofphere , &: que la diftance entre le milieu des boëtes 

 ^ , B foit de 3 o pouces i. 



Mais fi l'on veut que les changemens de pefanteur de 

 l'atmofphere n'y foient pas plus fenfibles que dans celui 

 de M. Hugens qui eft environ de 12 pouces pour un pou- 

 ce de mercure , on aura Z4 pour aa , dont la racine eft 

 à peu près y lignes qui fera le diamètre des boëtes ; & alors 

 il n'y aura dans mon Baromètre que la neuvième partie 

 environ du mercure de celui de M. Hugens , ce qui lui 

 /donnera encore une facilité pour le tranfporter , fur-tout 

 fi l'on bouche le haut de la boëte K pour arrêter en quel- 

 que façon les vibrations du mercure & des liqueurs ; & la 

 diftance entre le milieu des boëtes ne fera que de z8 k 

 pouces. 



On voit par cette conftrudion que quelques change- 

 mens qui puiflent arriver à la pefanteur de l'atmofphere, 

 le mercure de ce Baromètre agira toujours comme celui 

 tl'un Baromètre fimple , qui feroit un feul tube d'égale 



X ij 



