338 M. MoKENo Y Anda. 



Respecto á las otras dos causas de error, tratándose como 

 ya dije de termómetros hipsométricos de uso corriente, la 

 primera puede considerarse como constante y la segunda va- 

 riable, con las desigualdades de la división y del tubo ca- 

 pilar. 



El valor que á dichos dos errores corresponde, se deter- 

 mina fácilmente siempre que se disponga de varias correc- 

 ciones obtenidas en distintos puntos de la escala termomé- 

 trica. 



Como en el caso del termómetro, objeto de este estudio, 

 sólo contamos con dos comparaciones, una en el Observatorio 

 Astronómico y la otra en la cima del cerro, la corrección va- 

 riable que resulte debe referirse únicamente á las divisones 

 comprendidas entre 92^ y 87° de la escala, que fueron las tem- 

 • peraturas anotadas en uno y otro lagar. 



Los datos de la comparación 



Barómetro. Hipsómetro. Correccidu. 



San Miguel 489"™26 474"'"05 + 15'^'"21 



Tacubaya.. .:. 583 99 567 97 +16 02 



nos suministran dos ecuaciones de la forma 



a -j- h y = c 



en la que 



c, es la corrección total para el punto de la escala cuya in- 

 dicación es p 



a, una constante fija, relativa al desalojamiento del cero. 



6, la constante propia al calibre y división de la escala. 



Sustituyendo los datos encontrados, las dos ecuaciones 

 quedan expresadas así: 



