(11) 
Remarques sur la théorie de l’'aberration d’Y. Villarceau; par 
F. Folie (Buzc. AsTRoN. DE Tisserann, 1884); 
Divers articles dans la Revue Ciel et Terre, par F. Folie; 
Détermination de la constante de la nutation diurne; par 
L. de Ball (Asrr. Nacar.); 
Second essai de détermination de la constante de la nutation 
diurne; par L. de Ball (Asrtr. Nacar.); 
Détermination de la constante de l’aberration et de la nutation 
annuelle ; par L. de Ball (Asrr. Nacur., n° 2667); 
Éléments et éphéméride de la planète Eucharis (181); par 
L. de Ball (Beruixer AsTr. JAHRBUCH FÜR 1888); 
Formules de la nutation annuelle; par P. Ubaghs (Méx. DE 
L'Acap. ROY. DE BELG., 1884); 
Détermination de la direction et de la vitesse de transport du 
système solaire dans l’espace (1° partie); par P. Ubaghs (pré- 
_ senté à l’Académie dans sa séance du 5 février 1886). 
Avant de faire l'exposé des travaux pratiques qui ont été exé- 
eutés à l'Observatoire, nous devons présenter les motifs pour 
lesquels les observations n’ont pu se répartir à peu près égale- 
ment sur les divers instruments. 
Si, dès le début, l'installation du grand équatorial s’est faite 
dans de bonnes conditions, il n’en a malheureusement pas été 
de même du cercle méridien. A peine ce dernier instrument 
reposait-il sur ses coussinets que les observations et le bain de 
mercure indiquaient l'existence d’un léger contact entre le plan- 
cher de la salle et les piliers; ce défaut de construction nécessi- 
tait des travaux qui ont retardé les observations méridiennes. 
Ensuite le micromètre du cerele méridien portait un réticule fixe, 
de sorte que la collimation de l'instrument, assez sensible, ne 
pouvait être corrigée; le microinètre a donc été renvoyé à York, 
afin que la plaque, portant le réticule, püt être rendue mobile 
dans la direction Est-Ouest. Les collimateurs eux-mêmes n'étaient 
pas munis de tambours permettant le déplacement latéral de 
leurs réticules; comme cette modification était jugée nécessaire, 
on n'hésila pas à renvoyer les appareils à l'atelier Cooke. Le 
cercle de l'instrument méridien se compose de deux limbes con- 
