304 ANDRÉSV ILLAFAÑA. 
para con la que da el instrumento; esta prueba se facilita 
mucho empleando un rectángulo de metal cuya superficie se 
conoce ó se puede determinar fácil y exactamente, y cuyo 
contorno se recorre con la punta P. Si la prueba da buen re- 
sultado se está seguro que todas las piezas del mecanismo 
llenan bien su objeto, 
Para poder afirmar que un planímetro está correcto se ad- 
mite + 31, como tolerancia entre las superficies calculada y 
medida, siendo los errores en + sensiblemente iguales á los 
en —. Si las medidas dan resultados constantemente mayo- 
res que las superficies calculadas, se deduce que el diámetro 
del tambor t es un poco mayor que el debido; y viceversa en 
el caso contrario. Si los errores siendo en el mismo sentido 
son pequeños, se pueden corregir casi completamente esco- 
giendo alambres de diferentes diámetros: más finos en el pri- 
mer caso, más gruesos en el segundo. Cuando las diferencias 
son fuertes y en ambos sentidos, debe desecharse el planíme- 
bro porque no es preciso. 
PLANÍMETRO POLAR DE AMSLER. 
Sus diversas construcciones. 
Como se comprenderá por lo dicho hasta aquí, el planíme- 
tro ortogonal es voluminoso, costoso y delicado; de tal suerte 
que á pesar de su utilidad no se ha generalizado. 
En el planímetro polar de Amsler se realiza por modo en- 
teramente original é ingenioso en alto grado los propósitos de 
Gamella. La denominación de polar le viene de que cuando 
se recorre un perímetro con la punta destinada al efecto, todo 
el mecanismo gira alrededor de un punto; que viene á ser un 
verdadero polo de instrumento. 
Este está representado en la escala aproximativa de 1 á 2 
en fig. 6. 
