306 ANDRÉS' VILLAFAÑA. 
trumento otros dos puntos de contacto; uno la extremidad de 
la punta F, otro, un punto cualquiera del reborde saliente del 
tambor D. 
Moviendo la punta F' el tambor gira sobre sí mismo por la 
adherencia con el papel y en su contorno se desarrollan arcos 
cuya suma de magnitudes es una función del movimiento de 
F. En tanto que la punta F' se mueve de manera que el tam- 
bor recorra una línea paralela á su eje de rotación, lo cual es 
posible atendiendo al movimiento doble de F' al rededor del 
polo E y de la articulación C; el tambor no hará más que ro- 
sar contra el papel sin girar, si al contrurio suponemos fijo el 
brazo D y que F no se mueva por lo mismo alrededor del eje C 
describiendo un arco de círculo, entonces el tambor gira y los 
puntos de contacto de su reborde forman, unidos, arcos de la 
misma amplitud que los descritos por F y de longitud propor- 
cional á la de estos últimos. 
Para otro movimiento cualquiera de F' y del tambor resul- 
tarán: el de deslizamiento simple y el de rotación, siendo este 
último el único cuya amplitud quedará registrada por las di- 
visiones del tambor y del vernier. 
En los instrumentos más usados el tambor está dividido 
en cien partes numeradas O, 1, 2, ete...... .el vernier aproxi- 
ma al décimo ó sea el milésimo de vuelta; en el disco G se leen 
hasta diez revoluciones, y se tiene enidado de anotar las vuel- 
tas completas de G cuando pasan de una, pues en sucediendo 
esto se entra á la 2*, 3%, ete., decena de millar de la unidad. 
La unidad en el planímetro es la fracción más pequeña 
que pueda apreciarse con el vernier. Así es que una lectura 
se hace y escribe sucesivamente en los órganos contadores 
empezando por el número de la rueda G al que se le agregan 
tantas decenas cuantas vueltas enteras haya dado; se sigue 
luego con el tambor y se termina con el vernier. El valor de 
las unidades así leídas y anotadas depende de la longitud r, co- 
mo hemos dicho. 
