TEORÍA Y USO DEL PLANÍMETRO. 307 
En el instrumento que representa la figura 7 en que el 
brazo A es normal hay grabados los valores de la unidad jun- 
to á las divisiones del mismo brazo. 
USO DEL PLANÍMETRO POLAR. 
Consideremos primero el de la fig. 6 que es también el más 
usado. He aquí como se opera.—Ante todo hay que exa- 
minar cuidadosamente el instrumento para cerciorarse de su 
buen estado.—La rodela dividida D debe girar libremente sin 
tocar el vernier.— El movimiento al deredor del punto C debe 
ser también fácil. —El punzón £ ha de enterrarse poco, lo es- 
trictamente necesario para fijar el instrumento.—Es necesario 
atender á que la vaina de guía A y la punta F' con que se re- 
corre el perímetro estén en su estado normal, es decir que no 
se hayan encorvado.—El limbo superior de la rueda (G es muy 
delicado y ha de estar exento de manchas de óxido y aun de 
la más ligera lesión.—Para encontrar la superficie de una figu- 
ra se hace recorrer el brazo A en guía gueca ó vaina hasta que 
el índice anterior Y coinsida exactamente con una de las divi- 
siones que será según el caso: ¡0 MO (47), 20 MO (51,), ete. 
El tornillo de presión N y el de aproximación M sirven 
para establecer la coincidencia con la exactitud necesaria; lue- 
go se coloca el instrumento sobre el dibujo en la posición de 
la figura 6 de modo que la rodela D, la punta F' y el punzón 
E descansen sobre el papel y que este último sea perforado 
por el punzón E que permanecerá fijo durante la operación. 
Se coloca la punta F' en un punto cualquiera del períme- 
tro ó lo que es preferible en la huella que deja la punta de un 
alfiler fino y se hace la primera lectura sucesivamente en el 
disco G en el tornillo D y en el vernier.—Suponiendo que 
el primero señale dos, en el segundo se leen directamente no- 
venta y una divisiones y que en el vernier se obtengan U. 5. se 
escribirá: 2915, luego se recorre con la punta F' y lo más 
