“Antonio Alzate. ” 75 
: es 
estrella con el hilo móvil del mierómetro, leyendo las indica- 
ciones de la cabeza del tornillo y anotando los tiempos del cro- 
nómetro, cuya corrección se determinaba todos los días de ob- 
-servación. 
Las posiciones medias de las estrellas que forman los pa- 
res, se tomaron en su mayor parte del Catálogo de Estrellas 
Fundamentales de Newcomb, y las otras de los catálogos de 
de Saftord y del Cabo. 
Do los treinta y cuatro pares que se observaron, solo cua- 
tro lo fueron'una sola vez, haciendo un total de noventa y sie- 
te observaciones, durante diez noches de trabajo. 
' 
CONSTANTES INSTRUMENTALES. 
Las que se determinaron de preferencia fueron el valor an- 
gular del micrómetro y los de los niveles fijos; nos ocupare- 
mos separadamente de cada uno. 
Valores angulares de los niveles. Para el estudio de estos se 
usó el aparato de G. Laegmiiller que da directamente segun- 
dos de arco por las lecturas heehas en la cabeza del tornillo 
micrométrico que está dividida en doscientas partes; las frac- 
ciones de segundo se obtienen por estima. 
Para proceder al estudio de uno de los niveles, se le colo- 
có en el aparato y se hizo recorrer á.la burbuja toda la gra- 
“duación de cinco en cinco divisiones, anotando las lecturas co- 
rrespondientes del micrómetro y las del nivel; después se re- 
pitió la operación en sentido contrario hasta volver al punto 
de partida, tomando como índice uno de los extremos de la 
burbuja. La misma operación se repitió tomando como índice 
el otro extremo. E l 
De esta manera se obtuvieron dos series de observaciones, 
“con las cuales se caleularon los valores de los grupos de cinco 
divisiones; pero como se vió que eran casi iguales, se prefirió 
