VEGA-EXPEDITIONENS V ET EN S K A P LIG A ABBETEX. 



433 



Ä et B avaient des fenétres, /, larges de 0,23 m. en carré; mais, 

 au bout d'i!ine quinzaine de jours, le vent ayant transformé 

 les murs en vrais cribles et rendu nécessaire leur renforcement 

 par de la toile a voiles recouverte d'une couche de neige, les 

 fenétres se trouvérent totalement condamnées. La couverture 

 de toile dont nous venons de parler s'étendait, depuis la porte 

 €, le long des murs SE, SO et NO, jusqu'ä Touverture c.» 



»Les trois instruments de variation étaient dressés sur 

 des poteaux de bois fixés dans le sol gelé. I est Tinstrument 

 de déclinaison, II celui de Tintensité horizontale, et III celui 

 de Fintensité verticale. Ces poteaux, dont le premier avait 

 un diamétre de 0,3 m., les deux autres de 0,2 m., étaient 

 enfoncés d'un métre dans la terre, et s'élevaient ä la méme 

 hauteur au-dessus du sol. Les tubes / et les-échelles 5 étaient 

 placés sur une table rectangulaire, longue de l,i5 m., large 

 de 0,9 m., portée par un poteau des mémes dimensions que le 

 N:o I. Afin d'occuper le moins d'espace possible, Téchelle de 

 Tinstrument de déclinaison était placée sur un brås latéral, 

 fixé par un bout ä la table et par Tautre ä un poteau plus 

 petit que les autres. Les échelles étaient en papier et collées 

 i5ur du bois. La distance du miroir ä Féchelle était la méme 

 pour les trois instruments, savoir 1,3066 m.» 



»Les instruments avaient été construits par M. le general 

 de Wrede. Cétait d'abord une boite en bois, de forme cu- 

 bique, å cötés de 0,i m. Au centre du couvercle, fixé sur la 

 boite au moyen de quatre vis, et pouvant en étre enlevé, se 

 trouvait un tube de verre, haut de 0,2 m., attaché au cou- 

 vercle avec de la cire a cacheter. Le bout supérieur de ce 

 tube était fermé par un bouchon de liége, muni d'un cylindre 

 de laiton, qui portait une petite plaque percée d'un trou de 

 faible calibre. Le fil de cocon était fixé dans ce trou par le 

 moyen d'un tampon de bois. Deux cötés opposés du cube 

 étaient en verre. Le miroir, large de 0,o28 m. en carré, pouvait 

 étre tourné de maniére a étre placé dans tous les angles vou- 

 lus par rapport a Taimant. Les aimants suspendus dans les 

 boites, aussi bien que Faimant de déviation de Tinstrument 

 pour la détermination de Fintensité horizontale, avaient 44,3 

 mm. de longueur, sur 6, o mm. de largeur et 1,2 mm. d'épaisseur. 

 La barre de fer doux j ointe a Finstrument pour la détermina- 

 tion de Fintensité verticale, était longue de 209, o mm., large 

 de 15,1 mm., et épaisse de 6,3 ram. Il est ä remarquer que 

 les instruments, attachés aux poteaux par une vis, ne possé- 

 daient pas de plaques ä torsion. Les 3 vis de pied ordinaires 



28 



