— 108 — 
et à l’extrémité duquel sera fixée une rondelle-iris pouvant 
maintenir par serrage des objectifs de différentes dimen- 
SiOnS. 
Cet appareil AB (fig. 1) est adapté à un chariot CD, cou- 
lissant le long d’un bâti EF formé de deux montants ver- 
ticaux. On doit pouvoir arrêter le chariot CD en un point 
F 
ion 
quelconque de sa course, par le 
moyen de vis agissant sur des 
frottoirs qui glissent dans des rai- 
nures pratiquées dans les mon- 
tants verticaux. Ces derniers sont 
rattachés à un socle horizontal G. 
Un cadre H que l’on accroche à 
quelque distance au-dessus du 
socle soutient la glace de verre 
sur laquelle on fixe la coquille. 
Ce dispositif très simple per- 
mettra d'obtenir rapidement et à 
coup sûr les photographies des co- 
quilles à tous les grossissements 
désirés. Une de ses particularités 
essentielles consiste dans la liaison 
invariable de l'objectif et de la 
plaque dépolie, pendant le dépla- 
cement en bloc de l'appareil néces- 
sité par la mise au point: il suffira 
donc de donner au soufflet le tirage 
correspondant au grossissement à 
obtenir, ainsi qu'il est expliqué 
plus loin; un simple déplacement 
vertical du chariot CD permettra 
ensuite la mise au point sans 
altérer le grossissement (on sait que le procédé usuel 
de mise au point, qui consiste à écarter ou rapprocher le 
verre dépoli de l'objectif, modifie considérablement le 
