mibé: 
— 131 — 
toujours en doublant, sont proportionnels aux nombres 
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., souvent gravés sur les dia- 
phragmes ou sur la bague-iris. Il suffit alors de calculer 
la pose pour le grand diaphragme et de la multiplier par 
le numéro de celui qu'on emploie. Au lieu de dresser un 
tableau des temps de pose correspondant aux différents 
grossissements, il est beaucoup plus pratique de les 
représenter par une courbe calculée pour le diaphragme 
dont l’emploi est le plus fréquent. En dressant une courbe 
pour chacun des objectifs que l'on possède, on s'évitera 
des essais préliminaires, et les insuccès dus à des temps 
de pose défectueux deviendront très rares. 
Exemple numérique : calcul du temps de pose convenant à un gros- 
sissement de 16 fois, avec un objectif de microscope de 38 mm. de 
distance focale, muni d’un diaphragme de 2 mm. 5 de diamètre. 
Do Xe | X UE +47 
2,5 
Le calcul donne pour résultat 11 minutes environ. 
Les tableaux des figures 7 et 8 donnent les temps de 
pose en minutes pour un objectif diaphragmé aux 20 mil- 
4 CE ME 
lièmes de la distance focale, soit 50 d'ouverture numé- 
rique (1), employé à des grossissements de 1 à 8 fois. 
Le tableau de la fig. 9 donne les temps de pose en 
minutes (colonne verticale de gauche) pour un objectif 
diaphragmé aux 100 millièmes de la distance focale (soit 
au dixième), employé à des grossissements de 7 à 30 dia- 
mètres. 
Pour se servir de ces tableaux, lire sur l'axe horizontal 
le chiffre (6 par exemple) du grossissement, suivre à partir 
(1) On appelle ouverture numérique d’un diaphragme le rapport de 
son diamètre à la distance focale et on l’exprime souvent par la frac- 
tion correspondante de la distance focale : —, —, F, 
10 20 50 
ouverture numérique d’un objectif l'ouverture numérique de son plus 
large diaphragme. 
etc. On appelle 
