— 143 — 
20 Essai du foyer chimique. — Un bon objectif doit réa- 
liser la superposition de l'image optique perceptible à l'œil 
et de l’image photographique, en partie formée de rayons 
ultra-violets invisibles, qui agissent activement sur la 
plaque sensible ; en d'autres termes, le foyer optique et 
le foyer chimique doivent coïncider. L’essai peut être fait 
comme suit: plaçons sur le socle de l’appareil vertical 
un objet plan quelconque, par exemple ‘une gravure fine, 
disposée suivant un plan incliné à 45° sur la verticale ; 
traçons sur cette gravure une ligne droite horizontale et 
mettons au point sur cette ligne au grossissement voulu, 
3 fois par exemple, vérifions avec le plus grand soin que 
la ligne est vue très nettement sous la loupe et bien en 
coïncidence avec les bords du biseau; vérifions en outre 
que les régions floues situées de part et d'autre de la 
ligne nette sont également floues à des distances égales 
de la ligne. Cette mise au point doit être faite avec un 
assez grand diaphragme. Exposons ensuite une plaque 
sensible sans changer le diaphragme et développons. 
Si après développement la ligne est bien nette et si les 
parties floues se comportent symétriquement de part 
et d'autres comme à l’examen optique, l'objectif est bon 
et mous serons assurés que tous les détails vus nettement 
à la mise au point seront bien reproduits sur la plaque 
(cet essai exige naturellement une vérification prélimi- 
naire de la coïncidence de la plaque sensible et des 
biseaux qui servent à mettre au point). Si au contraire le 
maximum de netteté du cliché n’est pas sur l'image de la 
ligne tracée, mais à quelque distance d'un côté ou de 
l'autre, la netteté des détails mis au point laissera tou- 
jours à désirer, tandis que d’autres détails de l'image, 
situés plus loin ou plus près de l'objectif suivant les cas, 
viendront nets sur la plaque sensible. Cette vérification 
étant très délicate, il sera bon d'exécuter 2 ou 3 essais 
successifs en recommençant chaque fois le réglage de la 
