ET te 
mise au point. Si les clichés concordent pour montrer le 
maximum de netteté sur la ligne, l'objectif fera un 
bon usage, même si la distribution des parties floues 
accuse une légère dissymétrie ; mais l'instrument est 
défectueux si la ligne tracée présente la moindre altéra- 
tion de netteté ; on dit alors, assez improprement, que 
l'objectif a un foyer chimique. 
30 Correction du foyer chimique. — Le défaut du foyer 
chimique est moins grave que le défaut de netteté aux 
diaphragmes moyens dont il a été parlé un peu plus haut: 
il peut être corrigé totalement par une modification, après 
mise au point, de la distance de l'objet à l'appareil. Cette 
rectification est facile, mais elle est ennuyeuse par sa 
répétition obligatoire à chaque opération, c’est pourquoi 
je déconseille d'acquérir un objectif affecté de ce défaut ; 
ce n’est pas une raison pour ne pas utiliser un instrument 
que l’on possède et qui est reconnu bon aux autres points 
de vue: grâce à cette correction, il peut fournir d’excel- 
lents clichés. 
Il faut à l'avance déterminer la valeur et le sens de la 
modification à faire après mise au point. Mesurons, sur 
le cliché que l'on a fait de la gravure à 450, la distance 
des points les plus nets à l’image de la ligne sur laquelle 
nous avons mis au point : nous trouvons, je suppose, 
6 millimètres, et l'observation de l’image nous indique 
que les points dont l’image photographique est le plus 
nelte sont sur la gravure au-dessous de la ligne tracée. En 
tenant compte du grossissement 3 fois, nous trouvons 
que les points venus nettement se projettent à 2 milli- 
mètres de distance horizontale de la ligne: à cause de 
l'inclinaison de 45°, la distance verticale a donc la même 
valeur ; il en résulte que les points venus le plus nette- 
ment sont à 2 millimètres au-dessous de la ligne mise au 
point. Il suffira donc, après mise au point, d'augmenter 
de 2 millimètres la distance de l’objet à la chambre noire. 
