'[2.6 RAPPORT DE LA MESURE APPELEE POUCE DE TONTAINIER 



et demi d'eau, quantité beaucoup plus considérable que celle 

 sur laquelle on opère dans les appareils ordinaires. 



Il est extrêmement commode et avantageux de se trouver 

 ainsi dispensé d'avoir un réservoir auxiliaire ou un moyeu 

 quelconque de fourniture d'eau, pour remplacer celle que dé- 

 pense le réservoir d'expérience; mais les principales proprié- 

 tés de mon appareil sont la rigoureuse conservation du niveau 

 de l'eau, et le calme de la masse en écoulement; c'est pour ob- 

 tenir complètement ce dernier avantage, que je fais immerger 

 les flotteurs dans des espaces isolés du prisme d'eau qui fournit 

 à l'écoulement; et il n'est pas douteux que cette circonstance, 

 jointe à la lenteur et à la continuité de l'enfoncement des flot- 

 teurs, ne remplisse très-bien la condition dont il s'agit. 



Quant à la conservation du niveau de l'eau, on s'en as- 

 sure par le moyen du syphon qui communique avec l'inté- 

 rieur de la masse fluide : j'ai employé, concurremment avec 

 ce syphon, un autre instrument propre à indiquer et à me- 

 surer les plus petites variations de hauteur. Cet instrument 

 est composé d'un petit flotteur suspendu à un fil qui s'enroule 

 sur une poulie ; l'axe de cette poulie porte à son extrémité 

 une aiguille qui se meut sur un cadran fixe et divisé, et le 

 rapport du diamètre de la poulie à celui du cadran est tel 

 que le mouvement vertical du flotteur est indiqué et mesuré 

 à la précision de ^ de millimètre. 



Un autre instrument me servait à mesurer la hauteur pré- 

 cise de l'eau au-dessus du centre de l'orifice, par l'emploi d'une 

 pointe d'ivoire mise en contact avec son image réfléchie par 

 la surface du fluide , procédé analogue à celui dont on se sert 

 pour fiiire arriver le mercure au zéro de la division des ba- 

 romètres portatifs dont l'usage est le plus commun. 

 Enûa je notais, dans chaque expérience, la température 



