428 RAPPORT DE LA MESURE APPELEE POUCE DE FONTAINIER 



L'orifice qui donne l'once romaine moderne étant à-peu- 

 près de ig millimètres, et cette dimension étant reconnue 

 bonne par une très-longue expérience, je me suis donné, à 

 priori, un diamètre d'orifice qui , à la condition de contenir 

 un nombre exact de centimètres, réunit celle de s'appro- 

 cher le plus possible du diamètre de l'orifice romain : cette 

 double condition est remplie par une longueur de 2 centi- 

 mètres ou 20 millimètres; mais pour combiner, avec cette 

 grandeur de l'orifice, une charge sur son centre qui pût, dans 

 la pratique, supporter une légère erreur sans que le produit 

 en fût sensiblement altéré, c'est-à-dire pour éviter un des 

 graves inconvéniens àvifouce defontainicr, je me suis détei'- 

 miné, ainsi que je l'ai dit précédemment, à disposer l'appa- 

 reil fondamental àe jauge de manière qu'il donnât immédia- 

 tement la double unité de distribution, c'est-à-dire 20 mètres 

 cubes en vingt-quatre heures. Il m'a été facile de m'assurer, 

 par un calcul préliminaire, qu'unecharge de 5 centimètres, sur 

 le centre de cet orifice de 2 centimètres, donnerait un pro- 

 duit assez peu différent de 20 mètres cubes en vingt-quatre 

 heures, ou o'"",23i48 en une seconde, pour qu'on pût ob- 

 tenir ce produit juste en réglant convenablement la longueur 

 de l'ajutage : or, par une circonstance heureuse, cette lon- 

 gueur s'est trouvée , d'après les expériences , comprise dans 

 les limites de i et de 2 centimètres : en effet, j'ai reconnu, 

 par un grand nombre d'épreuves faites tant sur l'eau de puits 

 que sur l'eau de la Seine, que les produits par un ajutage 

 d'un centimètre, rapportés à la durée d'une seconde, étaient, 

 valeur moyenne, de o'"",207go, et que les produits corres- 

 pondans par un ajutage de 2 centimètres étaient, valeur 

 moyenne, de o'''",24o[76. J'avais soin, dans mes expériences, 

 de faire en sorte que la paroi intérieure de l'ajutage fût tou- 



