433 RAPPORT DE LA MESURE APPELEE POUCE DE FONTAIMER 



augmenté de celui de l'eau écoulée, et il en résulte une immersion des 

 flotteurs F, F, qui maintient le niveau de l'eau hhh h, fig. a, rigoureu- 

 sement constant; les cloisons rs et tu assurent le calme du fluide dans 

 l'espace E" pendant cette immersion , dont l'effet est de remplacer conti- 

 nuellement la tranche élémentaire supérieure du prisme hrth, à mesure 

 que l'écoulement fait abaisser cette tranche. 



Je supprime, pour abréger, la description de l'instrument avec lequel 

 je m'assurais de l'invariabilité du niveau , de celui que j'employais pour 

 mesurer la charge du fluide sur le centre de l'orifice ou sur l'axe de l'aju- 

 tage, de l'aréomètre, etc. Un tampon d'une construction particulière, 

 qui servait à boucher les orifices , était disposé de manière qu'en l'élevant 

 ou l'abaissant , on faisait partir ou on arrêtait le compteur à demi-secondes 

 qui mesurait le temps. Les physiciens exercés aux expériences supplée- 

 ront aisément tous ces détails. 



On voit dans les sections verticales , que les flotteurs .sont fortifiés inté- 

 rieurement par des armatures de fer destinées à augmenter leur solidité; 

 mais il est bon de remarquer que les changemens de forme auxquels ces 

 flotteurs pourraient être sujets pendant leur immersion, en vertu de la 

 pression de l'eau , ne produiront jamais aucun changement à la hauteur 

 du fluide dans le réservoir : le maintien du niveau de ce fluide dépend 

 uniquement de l'invariabilité du poids de l'appareil flottant , et des disposi- 

 tions au moyen desquelles cet appareil se charge continuellement de l'eau 

 écoulée à mesure qu'elle sort du réservoir; son poids restant le même si le 

 volume des flotteurs diminuait, cette diminution serait compensée par 

 une plus profonde immersion, et réciproquement. 



Calcul du poids et des dimensions à donner à la partie 

 flottante de l'appareil pour obtenir un déplacement d'en- 

 viron \ de mètre cube d'eau. 



Je joins à l'explication des figures les résultats de calcul suivans , afin 

 d'épargner l'ennui de ce calcul aux physiciens qui voudront faire con- 

 struire mon appareil. 



