224 MEMOIRES DE L'ACADEMIE RoyaLE 
mature & les caufes phifiques de l'origine & des variétés 
des Vents. 
En dernier lieu nous avons eu une Difiertation fur les 
caufes & les variations des Vents par le P. Sarrabat, Jefuite, 
qui a remporté le Prix à l'Académie de Bordeaux en 1730; 
mais comme toutes ces réfléxions ou difiertations ont eu 
pour objet principal la Théorie plütôt que la Pratique, qui 
n’en peut tirer qu'un leger avantage, j'ai cru n'en pouvoir 
mieux prouver k certitude, qu'en conftruifant cinq Machines 
différentes, dont chacune a des avantages particuliers dans 
Tufage, pour fervir de preuve à ce que nous propofons. 
La premiére, que nous nommons Anémometre à levier, 
fera connoïître la force relative du Vent. Nous parlerons 
dans fa defcription d'un Anémometre décrit par M. Wolf, 
& de celui que propole Georges Leutman. 
La feconde, que nous appellons Anémometre à fufée, fera 
connoître la force abfoluë du Vent. 
Par la troifiéme Machine, qui eft une efpece de Romaine, 
on pourra pefer, pour ainfi dire, la force abfoluë du Vent, 
ou la force de fon impulfion fur la furface d’un pied quarré. 
La quatriéme ef faite pour l’ufage de la Navigation, afin 
de connoitre fur un Vaifleau la viteffe ou la force du Vent 
fur les Voiles. 
Nous réfervons pour nos Affemblées particuliéres la de- 
fcription & l'ufage de ces quatre Machines, que le temps ne 
nous permet pas de donner, & qui nous ont procuré diffé- 
rents moyens pour nous confirmer & nous aflurer de la 
précifion de la cinquiéme Machine qui fait l’objet de ce 
Mémoire. 
Cet Anémometre, que nous nommons Anemometre à 
Pendule, eft compolé de deux parties qui font menées par la 
rouë des heures de la Pendule À placée entre les deux, & 
qui va 30 heures. Ce qu'il y a de plus fingulier à cet Ané- 
mometre , c'eft qu'on n’a pas befoin de fe tenir auprès pour 
obferver , & qu'on trouve marqué fur le papier tous les 
changements qui font arrivés, foit de direction, foit de viteffe 
