FT ESS ete ee sir cf 125$ 
du Vent, l'heure de ces changements, & la durée de chaque 
Vent. On verra, par exemple, à quelle-heure un Vent a 
commencé à fouffler, fon nom ou fa direction; à ‘viteffe 
relative, combien il aura continué, & combien il £ fera 
pailé de temps fans qu'il y ait eu de Vent. Enfin nous avons 
tâché de rendre cet Anémometre plus parfait & plus utile 
que tous ceux qu'on a propolés jufqu'ici, & tel, qu'il nous 
inflruisit de tout ce que nous pouvons avoir befoin & envie 
de fçavoir par rapport aux Vents. I fe placera dans une 
chambre où un cabinet, où il fera ornement, fans qu'on 
{oit obligé de le tenir à fair, 
DESCRIPTION. 
. L'Anémometre fait fon effet par trois moteurs différents. 
Le premier eft une Pendule ordinaire à fecondes & à poids, 
placée au milieu, dont la rouë des heures engraine dans les 
deux rouës /r) & (2), dont l'une eft à droite, & l'autre à 
gauche, par le moyen defquelles Les deux cylindres où bo- 
bines /3) & (24) à qui elles correfpondent, font égälement 
deux tours par heure. 
Le fecond moteur, qui eft placé à droite, eft une longue 
tige (4) qui perce le long du mur jufqu'au deflus du toit, 
portant une girouette / 5), dont la grandeur doit être telle, 
1 qu'une petite force de Vent puifle faire tourner la tige, & 
 eft important de choïfir des endroits où la diredtion 
du Vent fur la girouette ne fera pas interrompuë par des 
hauteurs plus grandes que celle de la girouette. 
- Cette tige entre par fon bout d'en bas dans un cylindre 
marqué (8), dont les bafes ont un pouce & demi de dia 
metre, & la hauteur ou longueur eft de s à 6 pouces. Ce 
cylindre porte de haut en bas 32 chevilles pour fervir à 
marquer les 3 2 airs où rumbs de Vent, Comme cette piéce 
€ft importante, voici le détail de fa conftruétion. 
Nous avons divifé Jes circonférences des bafes du cylin- 
dre (6) en 3 2 parties égales, de façon que les divifions de 
chaque bafe fe répondent direétement, & nous avons tiré 
Q ni) 
