SUR LA CHALEUR ANIMALE. 333 



ne l'obligent de prendre aucune attitude gênante. Cette dis- 

 position permet de remplir le réservoir d'eau, et d'envelop- 

 per l'animal de toutes parts d'une couche assez épaisse de ce 

 fluide , sans l'exposer à être submergé ou même simplement 

 mouillé. 



Le volume d'air contenu dans l'espace où l'animal est ren- 

 fermé , aurait bientôt été rendu impropre à la respiration. 

 Pour l'entretenir dans un degré de pureté convenable, on le 

 renouvelait par un courant gradué, suivant le besoin. L'air 

 arrivant par un tuyau D , qui s'ouvrait à une des extrémités 

 de la boîte BB', se mêlait avec celui qu'elle renfermait, puis 

 parcourait, avant de sortir, les contours d'un autre tuvau 

 horizontal EE , où il abandonnait l'excès de sa température 

 sur celle de l'eau. 



La partie de l'appareil destinée à faire connaître les alté- 

 rations de l'air par la respiration , se composait de deux ga- 

 zomètres , construits de manière à donner avec précision le 

 volume de l'air avant et après son passage dans le calori- 

 mètre. 



Ce sont deux cylindres métalliques G et G' , d'un mètre 

 environ de hauteur et d'une capacité de 6o', contenus cha- 

 cun et retenus fixement dans un autre cylindre, plus large 

 et un peu plus haut, HH'. L'un des gazomètres, que je nom- 

 merai pour abréger numéro i , est destiné à fournir l'air né- 

 cessaire à l'animal; le gazomètre numéro a à le recueillir, 

 lorsqu'il a servi à sa respiration. Ils communiquent , le pre- 

 mier avec l'ouverture de la boite BB', dont nous avons parlé 

 précédemment, et le deuxième avec le serpentin EE, par des 

 tuyaux munis de robinets. Un courant d'eau provenant d'un 

 réservoir à niveau constant I , placé au-dessus du numéro i . 



