334 MÉMOIRE 



sert à déplacer l'air de ce gazomètre. Le numéro 2 étant rem- 

 pli d'eau, ainsi que son réservoir , l'air se serait trouvé seu- 

 lement comprimé dans l'appareil, si on ne lui eût offert un 

 nouvel espace libre. Comme il était très-important que le 

 courant ne fût point affecté par des oscillations de compres- 

 sion ou de dilatation , on a adapté au réservoir H' un mé- 

 canisme particulier , qui avait pour objet de produire à 

 chaque instant dans le gazomètre numéro 2 , l'espace vide 

 justement nécessaire pour recevoir le volume déplacé dans le 

 numéro 1. C'est un siphon dont la plus courte branche ex- 

 cède un peu la hauteur du réservoir H'. L'extrémité inférieure 

 traverse un flotteur k de fer-blanc verni, clos de toutes parts, 

 dont la forme s'adapte à la partie la plus large du ménisque 

 compris entre le gazomètre et son réservoir. Le volume d'eau 

 qu'il déplace serait insuffisant pour supporter tout le poids 

 du siphon ; mais un contre-poids attaché à un fil qui s'en- 

 roule sur la gorge d'une poulie fixe, en soutient une portion 

 telle , que, lorsque l'équilibre est établi , le flotteur plonge 

 seulement aux trois quarts de sa hauteur. A l'aide de cette 

 disposition , on peut produire un écoulement constant par 

 le siphon, car celui-ci reste toujours soutenu verticalement 

 dans la même situation relativement au niveau de l'eau, dont 

 il suit toutes les variations. 



Le gaz expiré contenant une certaine proportion d'acide 

 carbonique, ne devait pas être laissé en contact avec l'eau. 

 Le moyen le plus simple que j'aie trouvé de le soustraire à 

 son action, consiste à placer dans l'intérieur du gazomètre 

 numéro 2, un disque de liège taillé en cône tronqué, d'un 

 diamètre un peu plus petit que celui du cylindre. Une masse 

 de plomb fixée à l'extrémité d'une tige métallique , laquelle 



