SUR LA CHALEUR ANIMALE. 335 



est insérée au centre du disque, perpendiculaire à son plan, 

 le maintient toujours dans une situation horizontale; et la 

 surface annulaire qu'il laisserait à nu, est recouverte par un 

 taffetas imperméable et très-flexible , qui est appliqué sur la 

 face supérieure du liège. L'acide carbonique contenu dans le 

 gaz expiré ne peut donc point être absorbé pendant la du- 

 rée de l'expérience , et l'espèce de piston qui le sépare de 

 l'eau, n'éprouve pas de frottement sensible le long des parois 

 du cylindre où il se meut. 



Le volume introduit et le volume expiré pouvaient être 

 mesurés avec une grande précision , par le moyen de deux 

 tubes de verre L , L' gradués arbitrairement et placés verti- 

 calement en dehors des réservoirs H et H'. Ces tubes commu- 

 niquant par leur extrémité inférieure avec la capacité des 

 réservoirs, on avait le niveau des liquides dans ce réservoir, 

 en observant celui du tube. Une éprouvette à eau placée au- 

 dessus de chacun des gazomètres , indiquait l'élasticité du 

 gaz; de sorte qu'en ajoutant ou en laissant écouler de l'eau, 

 jusqu'à ce que les pressions intérieures et extérieures fussent 

 égales, on était certain que le niveau de l'eau dans le gazo- 

 mètre ne différait pas de celui qu'indiquait le tube. 



La difficulté d'évaluer la température d'un volume aussi 

 considérable de fluide élastique, aurait pu laisser quelque 

 incertitude sur l'exactitude des mesures; mais on l'a fait dis- 

 paraître en laissant tomber sur la surface extérieure du ga- 

 zomètre une assez grande quantité d'eau pour donner à 

 toute la masse de l'instrument et du gaz qu'il renfermait, la 

 température même du fluide , qu'il était facile de connaître. 

 Pour m'assurer du degré de précision qu'il était permis d'es- 

 pérer de cette partie du procédé, j'ai mis l'instrument a 



