2o6 Mémoires de l'Académie Royale 

 d'en faire le defîëin avec exaditude, efl aufH fujette à quel- 

 que erreur. 



C'eft ce qui m'a donné iieu d'imaginer une méthode de 

 vérifier les inftruments , qui eft fujette à beaucoup moins 

 d'inconvénients , & que l'on peut exécuter avec beaucoup 

 plus de facilité & de précifion. 



Ayant prolongé la ligne qui paflè par le centre & par 

 le commencement de la divifion jufqu'à l'extrémité exté- 

 rieure du limbe , on y pratiquera une petite fente pour y 

 introduire un cheveu , laquelle foit exaélement dans la di- 

 re(?tion du centre & du premier point de la divifion : on 

 renverfêra enlùite l'inftrument , & ayant placé le cheveu 

 dans ce^te fente, on l'y arrêtera fixement, & on fera en forte 

 que ce cheveu , auquel il y aura un plomb fufpendu , pafîè 

 exa<n;ement par le centre. Dans cet état, on remarquera un 

 objet diftin(51; , tel que O, qui fê trouvera au dediis ou au 

 deflbus du fil horifontal de la Lunette, à quelque diffance 

 que ce fbit , pourvu qu'il foit dans l'ouverture de la Lunette, 

 préférant cependant ceux qui font les plus proches du fil 

 horifontal, & l'on y dirigera 

 le fil mobile EF du Micro- 

 mètre, dont l'on marquera 

 ladilfance GC à l'égard du 

 fil immobile AB qu'on ré- 

 duira en minutes & fécon- 

 des , de même qu'on le pra- 

 tique dans les obfèrvations^, 

 ordinaires. L'on dreflera en- 

 fuite i'inflrumentde manière 

 que la Lunette foit de la même hauteur que dans l'obfèrva-i 

 tion précédente , & ayant placé le cheveu au centre , l'on fera 

 en forte qu'il réponde exaéfement au commencement de fa 

 divifion. Dans cet état, on élèvera ou abbaîflèra le fil mobile 

 du Micromètre , comme en HK, jufqu'à ce qu'il foit dirigé 

 -éxa<5lement au même objet O, & l'on remarquera le nombre 



