DES Sciences. 207 



des tours de vis du Micromètre & de Ces divifions depuis EF 

 jufqu'en //A', que l'on réduira en minutes & fécondes , dont 

 la moitié G D donnera la hauteur ou l'abbaiflèment de cet 

 objet à l'égard de l'horifon. Si la moitié de cette diftance 

 eft égale à celle que l'on a trouvée entre le fil mobile & le 

 fil immobile, c'eft une preuve que la Lunette efl dirigée 

 exa(5lement à l'horifon ; s'il y a quelque différence, on l'appli- 

 quera à toutes les hauteurs des Aftres pour avoir leur hauteur 

 véritable. II efl aife. de voir que cette opération s'exécute 

 avec plus de facilité & même de précifion que les précé- 

 dentes , à la réfèi-ve du fêul cas où , lorfque le cheveu ré- 

 pond au centre, l'on trouve un objet diflind: & bien tranché 

 précifément fur le fil horifbntal, ce qui eft extrêmement 

 rare; car il ne s'agit dans cette opération que de faire répon- 

 dre le cheveu fur un point, ce qui eft l'opération la plus 

 facile' à exécuter lorfqu'on prend des hauteurs , & en même 

 temps où l'on fè trompe le moins flir l'eftime; l'erreur du 

 Micromètre n'y peut même influer que fort peu , car il n'eft 

 pas nécefîàire de fçavoir avec la dernière précifion l'efpace que 

 le Micromètre occupe dans le Ciel , mais il fùffit feulement de 

 déterminer fi la moitié de l'efpace G I compris entre le fil 

 mobile dirigé au même objet dans les deux fituations diffé- 

 rentes , eft égale à la diftance CC ou CI entre le fii mobile, 

 & l'immobile , auquel cas la Lunette de i'inftrument eft di^ 

 ligée exadement à l'horifon, ou s'il y a quelque différence, 

 telle queCZ), qui mefurela quantité dont l'inflrument donne 

 les hauteurs trop grandes ou trop petites. 

 . Comme toutes les opérations que nous venons de rappor- 

 ter, fuppofènt que la Lunette de I'inftrument foit toujours à 

 k même élévation fur le plancher, on a fait conftruire dans 

 les voyages précédents , un fécond canon plus court que le 

 premier d'une quantité égale au double de la diftance de la 

 Lunette à l'axe de I'inftrument , par le moyen duquel on met 

 I'inftrument dans fa fituation ordinaire , de manière que la 

 Lunette foit à la même hauteur que lorfqu'il étoit renverf?. 

 Cette dernière opération eft beaucoup plus facile à.€xecutei; 



