44^ Mémoires de l'Académie Royale 



liinbe, par le moyen de deux roues, coule toujours applique 

 contre un autre liinbe immobile attaché à un gros arbre, cjui 

 pafle par le milieu d'une grande pyramide de bois qui ièrt 

 de fupport à l 'inftrument. C'efl à ce limbe immobile qu'on 

 attache le Micromètre, à l'endroit qui convient pour l'oblêr- 

 vation ; & voici Tufage de ce Micromètre. 



Le limbe immobile &. celui du Sedeur étant placés dans 

 h dii-edion du Méridien , la Lunette pendant fur fes touril- 

 Jons , (ê tiendrait dans une fituation verticale ; mais un ix)ids 

 léger attaché à une ficelle qui paflè (m- une poulie, la tire 

 vers le Midi, pendant que le Micromètre la repoufle vers le 

 Nord , par le moyen d'une pointe d'acier qui s'appuye fur un 

 endroit de la Lunette où eft un petit Miroir d'acier. Cette 

 pointe conduite par une vis tiès-fine, s'avançant contre le 

 Miroir, ou fê retirant, fait décrire à la Lunette autour de 

 fès tourillons , de petits arcs ; & deux Cadrans , pendant ce 

 temps-là , marquent le nombre de révolutions & de parties 

 de révolution dont la pointe du Micromètre s'eft avancée ou 

 retirée; c'eft-à-dire, l'amplitude de l'aix; qu'a décrit la Lunette 

 pendant ce mouvement ; pourvià qu'on connoillè le rapport 

 de chaque révolution de la vis aux minutes & aux fécondes. 



Comme ce rapport changeront , û la pointe de la vis 

 portoit plus haut ou plus bas contre ie petitMiroir ; ce Miroir 

 hors du temps de l'obfervation eft recouvert d'une lame de 

 cuivre fu^r laquelle eft tracée une ligne, à la hauteur de la- 

 <]uelle fe doit trouver la pointe du Micromètre, afin queiès 

 révolutions confèrvent toujours le même rapport aux mi-> 

 tîntes. On peut hauffer ou baiftèr la pointe, jufqu'à ce qu'elle 

 fe trouve à la hauteur de cette ligne : &c'eft pour cette fitua- 

 tion du Micromètre <]u'on a déterminé le rapport des réva- 

 Jutions aax minutes. 



On commençoit l'oblèrvation par placer le pomt du limbe 

 ie plus proche pour la fituation où la Lunette devoit être^ 

 fous le fil qui pend du centre , & dont le poids tjempoit 

 dans un vaifteau rempli d'eau-de-vie. Cette opération fe fait 

 avec tant de juftelfe par ie moyen du Micromètre , & d'uo 



