DES Sciences. ^^^ 



Microfcope, dont le foyer efl; éclairé perpendiculairement 

 au limbe, que plaçant, & déplaçant plufieurs fois le point, 

 rarement trouve-t-on une partie de différence fur le Cadran 

 du Micromètre , c'efl-à-dire, rarement une féconde : & quand 

 le fil, au lieu d'être pendu librement, étoit arrêté fur des che- 

 valets , comme dans nos vérifications , rarement trouvoit-on 

 plus de j de féconde de différence entre une fois & une autre 

 qu'on plaçoit le point fous le fil. Cette précifion pourra 

 paroître difficile à croire à ceux qui n'ont pas vu d'inffrument 

 comme le nôtre ; mais ils verront ce qu'ils en doivent penfèr, 

 iorfqu'ils examineront les obfërvations qui ont été faites avec 

 cet inflrument par plufieurs Obfèrvateurs différents. 



On écrivoit ce que marquoit le Micromètre, lorfque le 

 point du limbe étoit bien coupé par le fil à plomb avant le 

 paffage de l'E'toile. Lorfque l'Etoile pafîbit au Méridien, 

 l'Oblèrvateur fans pouvoir voir les Cadrans du Micromètre, 

 en tournoit la vis jufqu'à ce que l'Etoile lui parût bien 

 coupée dans la Lunette par le fil perpendiculaire au limbe. 

 On comptoit alors les révolutions & parties de révolution 

 que l'Obfervateur failoit fiiire à la vis , qu'il falloit ad/oûter 

 ou fouflraire à l'arc terminé par le point que coupoit le fil 

 à plomb avant l'oblêrvation , pour avoir le lieu du limbe fïir 

 lequel tomboit le fil au pafîàge de l'Etoile. Enfin, après le 

 pafîàge, on vérifioit i'obfervation , en remettant fous le fif, 

 le point fur lequel le fil ayoit été avant I'obfervation. Si le 

 Micromètre marquoit encore le même nombre de révolu- 

 tions & de parties de révolution , qu'il avoit marqué avant 

 le paflàge de î'E'toile, ou que la différence ne fût que d'une, 

 ou même de deux parties , on pouvoit compter fur I'obfer- 

 vation ; & l'on prenoit le milieu entre le nombre que mar- 

 quoit le Micromètre avant I'obfervation , & celui qu'il mar- 

 quoit après , pour le vi'ai nombre qu'il marquoit loi-fque le 

 point du limbe étoit bien placé fous le fil. S'il y avoit eu 

 une différence plus grande que de deux parties, entre ce que 

 marquoit le Micromètre avant I'obfervation de l'E'toile, 8c 

 ce qu'il marquait après , ç'auroit été une pi-euve qu'il fèroit 



Kkk i; 



