DES Sciences. 457 



limbe : ce point étoit tout-à-fait immobile , ainfi qu'on le 

 vérifioit ; & ie fii d'argent effleiiroit le limbe du Sedeur, 

 qu'on faifoit mouvoir horifontalement autour de fon centre. 



L'angle entre les deux mires pris par cinq Obfervateurs, 

 fut trouvé plus grand que 5 ° 3 o'. 



Partits du Miaometre. 



Par le premier , de 6,5 



Par le fécond, de 8,3 



Par le troifiéme, de 7,0 



Par le quatrième, de 7,0 



Par le cinquième, de 6,8 



Donc par un milieu, de y,^i ou de 7,^3 



Or, félon la conftiaKfIion du Secfleur, (page ^^8.) l'arc 

 dont nous nous fbmmes fêrvis, efi: trop petit de 3 " f : 

 iiefl de 5° 2c,' ^6:2^ 



En retranchant encore o o 7,3 



l'angle obfêrvé, eft de 5 ap 48>9 5 



& l'angle calculé , eft de 5 2cj 50,00 



D'eu l'on voit quelle efl: la juftefîê de cet inftrument ; & 

 à quel degi'é de précifion on peut obferver avec. Cette 

 différence de 1 " fur l'arc de 5 ° |- , ne mérite pas qu'on y faflê 

 attention , & peut venir de l'erreur de l'obiervation. 



S. II. 



Vérification des deux degrés du limbe, dont on s'efi fervi pour 

 déterminer ï Amplitude de l'Arc du Méridien. 



Le Seéleur toujours ppfé horifontalement fur fès affûts , 

 on avoit tendu deux fils partant du centre , & qui faîfànt 

 entr'eux un angle fort approchant d'un degré, effleuroient le 

 limbe, & étoient fixés flir deux chevalets immobiles. On 

 avoit placé au deffus de chacun de ces iils, un Microfcope, 

 dont le foyer étoit éclairé par la lumière d'une bougie, réunie 

 par une lentille : & lorfque ie Micromètre failoit mouvoir la 

 Menu J73;^> M m m 



