458 Mémoires de lAcademie Royale 

 Lunette, les points du limbe fe troiivoient tous fuccefTive- 

 meiU :iux foyers des Microfcopes. 



On comparoit ainfi avec l'intervalle fixe que les fils laif- 

 foient cntr'eux , les «.Icux degrés dont on s'étoit fèrvi pour 

 les deux E'ioiks , en fuifant palîer ces deux degrc's l'un après 

 l'autre fous ces fils : Se i'obfervation faite par cinq Obferva- 

 teurs, on trouvolt l'arc compris entre les points marqués 

 1° 37' 30", & 2" 37' 30", plus grand que l'arc compris 

 entre les points 3° i 5' o", & 4° 15' o". 



Le premier Obfervateur, de o,"6 



Lelècond, de 0,7 



Le troifiéme , de 0,8 )> o,"f) 5 



Le quatrième, de 0,85! 



Le cinquième , de ; . . i , 8 



Donc par un milieu , l'arc fur lequel on avoit oblêrvc 

 l'amplitude par l'Etoile J^, étoit plus long que celui fur lequel 

 on avoit obfèrvé l'amplitude par l'Etoile a, , de o,"p 5 . 



Il faut remarquer ici, qu'on peut tout autrement compter 

 fur cette petite différence obfêrvée entre les deux degrés du 

 limbe , que fur celle de l'article précédent ; parce que celle-là 

 dépendoit de l'obiêrvation du point fous le fil , & de I'obfer- 

 vation de l'objet dans la Lunette ; au lieu que celle-ci ne dé- 

 pend que de l'obiêrvation du point fous le fil , qui , par le 

 moyen des Microfcopes bien éclairés , fê peut faire avec la 

 dernière juftefîè. 



S. m. 



Vérification de la divifion du Seâetir. 



On examina de la même manière, chaque intervalle du 

 limbe , de 1 5 ' en 15', dans la divifion fupèrieure ; & voici 

 la Table de ce qu'on trouva , qui fera connoître l'exaèlitude 

 de la divifion de cet inftrument , & de Ion Micromètre. 



