133 
á las medidas angulares. Estos últimos á su vez pueden divi- 
dirse en dos grupos, á saber: los que dependen del instrumen- 
to empleado, y los que se originan á consecuencia de la imper- 
fección de su manejo. Entre estos figura como uno de los más 
importantes el que proviene de la falta de coincidencia del cen- 
tro del instrumento con el centro de estación. 
El estudio de la importancia de este error es el objeto del 
presente trabajo. 
Sea, para entrar en materia 
(Fig. 12), AMC un ángulo que 
se quiere medir, y supongamos 
que en lugar de haber instalado 
el instrumento en el punto M se 
hizo centro en otro punto M', 
más Ó menos cercano, de ma- IN EN 
nera que el ángulo medido fué 
A MC en lugar de AMC. Para 
conocer cuál es el error que se Mhi 
cometió, busquemos la diferen- M' 
cilaAM'C— AMC=e. Llame- Figura 1? 
mos d á la distancia MM”, D al ángulo AMM” que con el lado 
AM ó cforma la dirección MM/ en que se desvió el instrumen- 
to respecto al centro de estación, a al lado MC, M al ángulo 
AMC, M/ al ángulo que se obtuvo en el punto M”, H al ángu- 
lo AHC, y a y 6 á los ángulos MAM'y MCM. 
El ángulo H por ser externo en los triángulos AHM y 
M'CH, tiene dos valores que igualados producen: 
M+0o=M+8 
ecuación de la que se deduce 
M'-—M=e=au-—f. 
Este mismo valor se encuentra para cualquiera otro punto 
